272 W. J. Schmidt, Deckglasdicke, Tutuslange u. Objektive m. Korrektionsfassung. 



der Miskroskops, Leipzig und Berlin 1911, S. 113) ausgesprochene 

 Wunsch, der Handel solle nur Deckglaser einer bestimmten, ge- 

 eigneten Dicke auf denMarkt bringen, bis jetzt noch derErfiillung 

 harrt, und auch bei richtiger Deckglasdicke dadurch eine Stoning 

 des Strahlenganges im Objektiv eintritt, dafi eine zwischen Deck- 

 glas und Objekt gelegene Schicht des Einbettungsmittels wie 

 eine Erhohung der Deckglasdicke wirkt, so ist man praktisch dar- 

 auf angewiesen, Objektive mit Korrektionsfassung zu ge- 

 brauchen, wenn man starke Trockensysteme voll aus- 

 niitzen will. Und dafi man mit solchen Objektiven auch die 

 Kursmikroskope ausstattet, dafiir mochte ich nachdriicklich ein- 

 treten. Man scheue die geringe Verteuerung der Objektive nicht, 

 da diese Unkosten durch die Erweiterung ihres Wirkungsbereiches 

 mehr als ausgeglichen werden. 



Die Ausfuhrung der neueren Objektive mit Korrektionsfassung 

 ist so solid, dais ein Ausleiern'nicht zu befiirchten ist. Auch wende 

 man nicht ein, dafi ihre Handhabung zu umsfandlich sei : der Geiibte 

 laiat den Korrektionsring einige Male hin- und herspielen und die 

 richtige Einstellung ist gefunden. 



Dafi die Benutzung der Objektive mit Korrektionsfassung so 

 wenig verbreitet ist, liegt meiner Ansicht nach darin, dafi der Ein- 

 flufs der Deckglasdicke auf die Gute des Bildes zu selten ad oculos 

 demonstiert wird. Ich mochte daher anregen, in der kurzen Be- 

 sprechung, die wohl jeder Dozent als Einfuhrung in den Gebrauch 

 des Mikroskops seinem eigentlichen Kursthema vorausgeschickt, 

 folgende bekannte Versuche mit der Abbe'schen Testplatte 

 zu erwahnen und zu zeigen. 



Die Testplatte stellt in ihrer neueren Form ein auf einen 

 Objekttrager gekittetes, keilformiges Deckglas dar, in dessen ver- 

 silberteUnterseite zackige Linien, das eigentliche Probeobjekt, ein- 

 gerissen sind. Neben dem Deckglas befindet sich auf dem Objekt- 

 trager eine Skala, die in hundertstel Millimeter die Dicke des Keiles 

 (ungefahr innerhalb eines Intervalles von 0,1 0,2 mm) angibt. 

 Man stelle nun ein mit Korrektionsfassung versehenes Objektiv 

 (am besten einen Apochromaten, etwa 4 mm ; dazu starkes Okular) 

 durch Drehen am Korrektionsring fiir eine Deckglasdicke von 0,2 mm 

 ein, benuzte dagegen als Objekt den Keil der Testplatte an der 

 0,1 mm dicken Stelle und offne die Blende so weit, dafs bei her- 

 ausgenommenen Okular fast die ganze Offnung des Objektivs von 

 Licht erfiillt ist. Die Silberstreifen erscheinen alsdann aufierst 

 unscharf. Durch Verkleinern der Blende werden sie deutlicher. 

 Dann stelle man die alte Beleuchtung (weit geoffnete Blende) wieder 

 her und verschiebe nun die Testplatte langsam nach ihrem dickeren 

 Ende zu, indem man immer mit der Mikrometerschraube nachstellt. 

 Man wird eine standige Besserung des Bildes feststellen konnen ; 



