W. J. Schmidt, Deckglasdicke, I ubuslange u. Objektive ra. Korrektionsfassung. 273 



und befindet sich die 0,2 mm dicke Stelle unter dem Objektiv, so 

 erscheint das Bild frei von Nebel und Unscharfe und zwar bei weit 

 geoffneter Blende! 



Steht kein Objektiv mit Korrektionsfassung zur Verfiigung, so 

 betrachte man mit einem gewohnlichen starken Trockensystem, fur 

 das die giinstigste Deckglasdicke bekannt ist (bei Zeifi und auch 

 beiWinkel in neuerer Zeit ist die richtige Deckglasdicke auf den 

 starken Trockenobjektiven vermerkt), einmal die passende, dann 

 cine zu dunnu und schliefilich eine zu dicke Stelle des Deckglas- 

 keiles und vergleiche die Giite der Bilder. Ist die t'iir das betreft'ende 

 Objektiv geeigncte Deckglasdicke nicht bekannt, so lafit sie sich leicht 

 an der Skala der Testplatte ablesen, indem man unter Hin- und 

 Herschieben der Platte das Bild grofiter Scharfe aufsucbt. (Wer 

 sich fiir weitere derartige Versuche interessiert, den verweise. ich 

 auf das treffliche Biichlein in den Ubungen zur wissenschaftlichen 

 Mikroskopie: Heft 3, Methoden zur Prufung der Objektivsysteme 

 u.s. w. von Ambronn und Kohler. Leipzig 1914.) 



Ist keine Testplatte vorhanden. so stelle man folgenden' 

 Versuch an, der auch neben den erstgenannten gezeigt vrerden 

 mag. Auf das Deckglas eines Dauerpraparates, dessen Dicke sich 

 zum benutzten Objektiv als passend erwiesen hat (gefarbter Schnitt, 

 der moglichst gleiche Struktur in ganzer Ausdehnung zeigt), be- 

 festige man mittels eines Tropfens Zedernols ein zweites, halb so 

 grofses Deckglas, das den Schnitt zum Teil iiberlagert. Man stelle 

 nun das Praparat so ein, dafi der Rand des oberen Deckglases das 

 Gesichtsfeld halbiert und somit nebeneinander der gleiche Schnitt 

 einmal unter richtiger, das zweite Mai unter zu grower Deckglas- 

 dicke zu sehen ist. Der Einflufi der letzteren macht sich sehr 

 unliebsam bemerkbar. 



Wer sich mehrmals solche Versuche vorfiihrt, wird wohl zur 

 Uberzeugung kommen, dafi eine unrichtige Deckglasdicke die Giite 

 des Bildes bei starken Trockensystemen ganz erheblich ver- 

 schlechtert, und das umsomehr und auffallender, je vollkommener 

 die Strahlenvereinigung des betreffenden Objektives an sich ist. 



Mancher Studierende, der diese Versuche gesehen hat, mochte 

 auch wohl Aufschlufi dariiber haben, warum die Dicke des Deck- 

 glases von so erheblichen Einflufi auf die Giite des Bildes ist. 

 Diese altbekannten Verhaltnisse lassen sich an Hand einiger sche- 

 matischer Figuren, begleitet etwa von folgender Erorterung ver- 

 standlich machen. Die Strahlen verschiedener Neigung zur Achse, 

 welche von einem unter dem Deckglas gelegenen Objektpunkt aus- 

 gehen, werden bei ihrem Durchgang durch das Deckglas gebrochen 

 (parallel verschoben). Verlangert man sie alsdann durch das Deck- 

 glas ruckwarts, so ergibt sich, dafi sie sich mit zunehmender Nei- 

 gung zur Achse ( mit steigendem Offnungswinkel) in Punkten 



