W. J. Schmidt, Deckglasdicke, Tubuslange u. Objektive m. Korrektionsfassung. 275 



tion. Es wird also die Wirkung eines zu dicken Deckglases 

 (s. o.) durch Verkiirzung des Tubus, die eines zu diinnen 

 durch seine Verlangerung ausgeglichen. Seit Jahren pflege ich 

 im mikrotechnischen Kurs diese Regel den Praktikanten in folgen- 

 der Weise einzupragen. Man stelle sich die Entfernung von der 

 Oberflache des Objektes bis zum oberen Tubusrand als eine un- 

 veranderlich einzuhaltende Grofie vor. 1st das Deckglas zu 

 dick, dann wird diese Konstante gewissermafien vergrofiert ; diese 

 Vergrofierung mills dann durch eine yerkiirzung des Tubus aus- 

 geglichen werden; umgekehrt bei zu dunnem Deckglas! Dafi es 

 sich hier selbstverstandlich nicht um eine Erklarung, sondern nur 

 um ein mnemotechnisches Hilfsmittel handelt, geht aus dem oben 

 Gesagten hervor. Wie mittels schieferBeleuchtungfestgestellt. werden 

 kann. ob in einem gegebenen Falle Uberverbesserung oder Unter- 

 verbesserung bezw. zu dickes oder zu dunnes Deckglas vorliegt, das 

 moge man in dem genannten Biichlein vonAmbronn und Kohler 

 nachlesen. Bei Siedentopf (Z. f. wiss. Mikr. 25, 1908, S. 279) 

 findet sich eine Tabelle fur die Achromate DD, E, F, die Apo- 

 chromate 4 und 3 mm, in der angegeben ist, um wie viel der Tubus 

 bei einem bestimmten -j- oder - an Deckglasdecke zu verkiirzen 

 bezw. zu verlangern ist. 



Aus dem Vorstehenden ergibt sich auch, dafi man die 

 Tubuslange richtig einhalten soil, wenn man mit starkeren 

 Trockenobjekten arbeitet, dafi man nicht etwa, wie es haufig 

 geschieht, den Tubus einstofien darf, weil das Mikroskop zu 

 hoch ist. Solche Unbequemlichkeit mufi auf anderem Wege, 

 durch geeignete Tische und Stuhle, beseitigt werden. Eine Ande- 

 rung der vorgeschriebenen Tubuslange sollte nur vorgenommen 

 werden, um den Einflufi der Deckglasdicke aufzuheben oder um 

 durch die mit der Anderung der Tubuslange verbundene Anderung 

 der Vergrofierung die letzte oder den Mikrometerwert auf grade 

 Zahlen abzurunden, was bei manchen Zeichnungen und Messungen 

 von Vorteil sein kann. 



Die Preisverzeichnisse der optischen Werkstatten, vor alien 

 dievonZeifi, ebenso natiirlich die Biicher, welche in denGebrauch 

 des Mikroskops einfuhren, weisen nachdriicklichst auf den EinfluB 

 von Deckglasdicke nnd Tubuslange fiir die Giite des mikroskopischen 

 Bildes und auf die Vorteile von starken Trockensystemen mit 

 Korrektionsfassung. hin. Auch findet sfch eine Bemerkung iiber 

 diese Verhaltnisse ofter auf den VergroJSerungstabellen, welche den 

 Instrumenten beigegeben werden. Trotzdem finden diese Hin- 

 weise ich achte schon Jahre lang darauf, ob sie befolgt 



werden nur selten die notige Beachtung. Zwar ist wohl 



gegen friiher eine Besserung in diesen und ahnlichen Dingen in der 

 Handhabung des Mikroskops eingetreten, vornehmlich durch die 



