N. F. IX. Nr. 42 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



659 



driicke wahrend beliebig langer Zeit zu einem 

 Gesamteindruck vereinigen lassen, welche die 

 schwachen VVirkungen ansammeln, und die man 

 et\va als Akkumulativmethoden bezeichnen kann, 

 im Gegensatz zu den Instantanmethoden, welche 

 stets nur die augenblickliche Intensitat angeben. 

 Dies ist z. B. der Fall bei der fluoroskopischen 

 und der elektrischen Methode. 



Bei der photographischen Methode, welche 

 einen Spezialfall des Akkumulativverfahrens dar- 

 stellt, ist nun allerdings Bedingung, dafi die Strah- 

 lenintensitat wahrend der ganzen Expositionszeit 

 konstant sei. Dies darf nun in manchen Fallen, 

 namentlich bei Verwendung von radioaktiven Sub- 

 stanzen, als erfiillt angesehen werden. Ist dies 

 nicht der Fall, so liefert das photographische Ver- 

 fahren nur einen zeitlichen Mittelwert fur die 

 Strahlenintensitat. Ganz ungeeignet ist es, wenn 

 schnell veranderliche Strahlen gemessen werden 

 sollen. Nur, wo es sich um sehr kraftige Strahlen 

 handelt, welche die photographische Platte fast 

 momentan beeinflussen, liefie sich etwa ein Re- 

 gistrierverfahren anwenden, das nun die zeitliche 

 Anderung der Strahlenintensitat angeben wiirde, 

 ahnlich wie die Registrierbarometer uns iiber die 

 Veranderungen des Luftdruckes fortdauernd orien- 

 tieren. 



Bei der Messung mit der photographischen 

 Platte ist, sofern man sehr schwache Strahlen hat, 

 zu beachten, dafi man andere Einfliisse moglichst 

 fern halten mufi. So konnen gewisse Substanzen, 

 ohne radioaktiv zu sein, auf die Platte einwirken. 

 Ich nenne z. B. diejenigen Substanzen (namentlich 

 gewisse Metalle), die durch den Einflufi der Luft 

 eine diinne Oberflachenschicht von Peroxyd be- 

 kommen und aus diesem Grunde eine nicht un- 

 betrachtliche photographische Wirkung ausiiben, 

 dann auch gewisse Dampfe, wie H. 2 O,,, P. 2 O 6 , 

 welche ebenfalls die Platte schwarzen, so dafi das 

 Verfahren nur unter Anwendung der notigen Sorg- 

 falt zu eindeutigen Resultaten fuhrt. Je nach der 

 Starke der zu verwendenden Strahlen wird man 

 empfindliche oder weniger empfindliche Flatten 

 vervvenden. Besonders sensibel sind die Marke 

 ,,blau" der Firma Lumiere und die Rontgenplatten 

 von Schleufiner. Auch lafit sich die Empfindlich- 

 keit des Verfahrens auf verschiedene Weise noch 

 steigern. Hier sei nur eine solche Methode er- 

 wahnt. Diese besteht darin, dafi man einen so- 

 genannten Fluoreszenzschirm auf die photogra- 

 phische Platte legt, der nun aufleuchtet und da- 

 durch den photographischen Eindruck verstarkt. 

 Da die Radium- und Rontgenstrahlen aufier 

 der photographischen Wirkung noch viele andere 

 chemische Aktionen ausiiben, so ist die Auswahl 

 der darauf fuBenden MeBverfahren sehr groB. Alle 

 diese Verfahren besitzen natiirlich die Vor- und 

 Nachteile einer Akkumulativmethode. Ich erwahne 

 etwa die Dunkelfarbung von Glas und von ver 

 schiedenen Salzen durch Radiumstrahlen, dann die 

 Zerlegung des VVassers in gasfdrmigen Wasser- 

 stoff und in fliassiges Wasserstoffsuperoxyd, etwa 



auch die Beeinflussung der Kristallisationsge- 

 schwindigkeit. Ferner die Ausscheidung von Jod 

 aus Jodoform in einer Chloroformlosung durch 

 Radium- und Rontgenstrahlen. Diese und viele 

 andere derartige Wirkungen konnen ein MaS fur 

 die Strahlenintensitat abgeben. Sie lassen sich 

 namentlich fur kraftige Strahlen mit Vorteil an 

 Stelle der sensibleren photographischen Platte ver- 

 wenden, von der sie auch das voraus haben, dafi 

 man das Tageslicht, iiberhaupt Lichtstrahlen nicht 

 angstlich auszuschlieSen braucht. 



Wenden wir uns damit der fluoroskopi- 

 schen MeSmethode zu. Diese ist wohl die 

 unmittelbarste Methode, da sie uns die Radium- 

 und Rontgenstrahlen direkt sichtbar macht. Wenn 

 wir zunachst gesagt haben , dafi diese Strahlen 

 unsichtbar waren, so ist das in gewissem Sinne 

 nicht zutreffend. Bringt man namlich ein einiger- 

 mafien kraftiges Radiumpraparat ans geschlossene 

 Auge heran (10 mg geniigen), so bekommt man 

 einen deutlichen Lichteindruck, und die Starke 

 dieses Lichteindruckes konnte direkt zum Ver- 

 gleich der Strahlenintensitat dienen. Naturlich 

 ware dieser Vergleich so unsicher, als es ja die 

 blofie Beurteilung von Helligkeiten durch das 

 Auge iiberhaupt ist. Auch kann die Methode aus 

 dem einfachen Grunde nicht in Frage kommen, 

 als die langere Einwirkung des Radiums auf das 

 Auge schaden kann. 



Was hier den Lichteindruck hervorruft, das 

 ist die Fluoreszenz des Glaskorpers im Auge. So 

 gut dieser unter den Strahlen aufleuchtet, so gibt 

 es noch eine Unmenge anderer Substanzen, wel- 

 che fluoreszieren und die durch die Helligkeit des 

 ausgestrahlten Lichts die Radium- und Rontgen- 

 strahlen beurteilen lassen. Sehr empfindlich sind 

 die Rontgenschirme, die aus Ba-Pt-cyaniir be- 

 stehen. Auch das kristallinische Zinksulfid, das man 

 als Sidotblende bezeichnet , besitzt eine grofie 

 Leuchtkraft. Immerhin miissen die auffallenden 

 Strahlen sehr kraftig sein, wenn sie gute Fluores- 

 zenz erzeugen sollen. So sind z. B. schon die 

 Uranstrahlen zu schwach dazu. Es ist daher leicht 

 verstandlich, dafi die radioaktiven Strahlen nicht, 

 wie die Rontgenstrahlen, durch Fluoreszenz, son- 

 dern durch die photographische Platte gefunden 

 worden sind. 



Will man nun Strahlen exakt miteinander ver- 

 gleichen, so mitJt man die erzeugten Fluoreszenz- 

 helligkeiten , was sich mit einem Photometer 

 quantitativ ausfiihren lafit. Dabei wird dann 

 wiederum angenommen, dafi die gemessene Fluo- 

 reszenzhelligkeit der Strahlenintensitat proportional 

 sei, eine Voraussetzung, die natiirlich auch nur in 

 sehr engen Grenzen als erfiillt angesehen werden 

 darf. Da es sich des weiteren fast stets nur um 

 geringe Lichtintensitaten handelt, so ist das Ver- 

 fahren ziemlich unempfindlich und wenig bequem. 

 Im allgemeinen verwendet man daher die fluoro- 

 skopische Methode nur zum raschen Vergleich von 

 Strahlenintensitaten. Bei solchen Messungen darf 



