666 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. IX. Nr. 42 



je geringer die Einstellungstragheit des Elektro- 

 meters 1st. Es erweisen sich daher besondere 

 Spezialtypen fur diesen Zweck besonders geeignet. 



Beschaftigt man sich mil solchen Messungen, 

 dann beobachtet man noch eine eigentiimliche 

 Erscheinung. Die Zahl der Ausschlage ist nam- 

 lich nicht in alien Sekunden gleich grofi, sie ist 

 vielmehr ziemlichen Schwankungen unterworfen. 

 Diese Eigentiimlichkeit riihrt daher, dafi die An- 

 zahl der in jedem Moment von der radioaktiven 

 Substanz ausgeschleuderten -Teilchen nicht kon- 

 stant ist, sondern kleine unregelmafiige Schwan- 

 kungen aufweist. Die tiefere Ursache dieses Ver- 

 haltens ist in der Unregelmafiigkeit des Atom- 

 zerfalles zu suchen. Der Zusammenhang lafit sich 

 ohne weiteres klar machen. Denn haben wir nur 

 etwa ein einziges radioaktives Atom, so wird dies 

 in einem gewissen Moment ein a-Teilchen aus- 

 senden. Die ganze iibrige Zeit aber verhalt es 

 sich wie ein gewohnliches Atom. Wir werden 

 also in einem bestimmten Zeitmoment ein -Teil- 

 chen zahlen und in der ganzen iibrigen Zeit nichts 

 bekommen. Nicht viel besser ist es bei zwei oder 

 mehreren Atomen. Hier wird die Ausstrahlung 

 von -Teilchen immer noch in sehr unregel- 

 mafiigen Zeitraumen erfolgen. Wenn wir fur ge- 

 wohnlich die radioaktive Strahlung als konstant 

 ansehen, so riihrt dies nur daher, dafi bei sehr 

 vielen Atomen die Schwankung im Verhaltnis zur 

 gesamten Anzahl der zerfallenden Atome sehr 

 klein ist. 



Man kann aber immerhin diese Schwankungen 

 bei geeigneten Anordnungen sichtbar machen. 

 So schwankt z. B. der lonisierungsstrom infolge 

 der Unregelmafiigkeit der Strahlung stets etwas. 

 Man kann sogar aus der genauen Registrierung 

 des lonisierungsstromes die mittleren radioaktiven 

 Schwankungen (in Prozenten) bestimmen. Diese 

 Messungen sind darum aufierst wertvoll geworden, 

 als sie es ebenfalls ermoglicht haben, die Zahl der 

 -Teilchen zu messen. Die Anwendung der Wahr- 

 scheinlichkeitsrechnung auf den Atomzerfall hat 

 namlich gezeigt, dafi die mittlere Schwankung in 

 sehr einfachem Verhaltnis zur gesamten Anzahl 

 der zerfallenden Atome steht. 



Bei der vorgeriackten Zeit kann ich leider nicht 

 langer bei diesem interessanten Gegenstand ver- 

 weilen. Ich erwahne noch kurz, dafi die Zahl 

 der a-Teilchen auch aus der elektrischen Ladung 

 gefunden werden kann, welche die Teilchen trans- 

 portieren. Man mifit die Elektrizitatsmenge, wel- 

 che die Strahlen beim Aufprallen auf eine Metall- 

 platte abgeben, und kennt damit die elektrische 

 Ladung, welche die unbekannten N-Teilchen ge- 

 tragen haben. Ist nun die Ladung eines Teil- 

 chens bekannt, dann erhalt man ohne weiteres 

 die Zahl N. Vor noch nicht gar langer Zeit ware 

 diese indirekte Art der Bestimmung noch sehr 

 ungenau gewesen, da man die Ladung der -Teil- 

 chen nicht kannte. Heute weifi man, dafi die- 

 selben genau die doppelte Ladung tragen , wie 

 die Elektronen. Was nun die Art und Weise 



betrifft, wie man die Ladung der Strahlen mifit, 

 so kann ich mich auch hieriiber nicht mehr ver- 

 breiten. 



Es sei der Vollstandigkeit halber nur noch er- 

 wahnt, dafi man auch durch Messung der loni- 

 sierung die Menge der Teilchen finden kann. 

 Kennt man z. B. die Anzahl der lonen, welche 

 ein rt-Teilchen auf i cm seines Weges erzeugt, 

 so kann man riickwarts aus der Anzahl der lonen 

 auch auf die Anzahl der -Teilchen schliefien. 

 Die Zahl der lonen erhalt man einfach durch 

 Messung des lonisierungsstromes unter Beriick- 

 sichtigung, dafi jedes Ion eine Elementarladung 

 tragt. Nun ist allerdings zu beachten, dafi die 

 Menge der erzeugten lonen von der Geschwindig- 

 keit der -Teilchen abhangt. Diese nimmt aber 

 langs der Flugbahn fortwahrend ab. Man mufi 

 also die lonisierung an einer genau bestimmten 

 Stelle derselben messen. Bei den /J-Strahlen 

 kommt es andererseits auf die Stelle der Flug- 

 bahn nicht an, da diese Teilchen stets die gleiche 

 Geschwindigkeit beibehalten, was fur Substanzen 

 sie auch schon passiert haben mogen. 



P'iir die Messung der /3-Teilchen kommen im 

 iibrigen nur die Methode mittels lonisierung und 

 diejenige mittels Ladung in Betracht. Eine direkte 

 Zahlung der Teilchen ist wegen der bedeutend 

 geringeren Energie der /J-Strahlen noch nicht ge- 

 lungen. 



Dosierung der Radium- und Rontgen- 

 Strahlen. 



Damit habe ich Ilinen in grofien Ziigen einen 

 Uberblick iiber die Methoden der Intensitats- 

 messung zu geben versucht und kame jetzt zu 

 den Messungen der Strahlenqualitat. Diesen Ab- 

 schnitt, der hauptsachlich die Bestimmung der 

 Geschwindigkeit und der Absorption betrifft, mufi 

 ich hier, wie schon gesagt, auslassen. Doch sei 

 es mir gestattet, zum Schlufi noch mit ein paar 

 Worten auf die Dosierung der Strahlen einzu- 

 gehen. Es diirfte nach allem klar sein, dafi zur 

 Angabe der Strahlendosis, die einem Patienten 

 verabreicht wird, stets zwei Angaben notig sind. 

 Erstens die Strahlenmenge und zweitens der ge- 

 naue Strahlencharakter. Letzterer wird in der 

 Praxis meist aus der Absorption beurteilt, die die 

 Strahlen in Metallschichten erleiden. Namentlich 

 fur die Rontgenstrahlen werden verschiedene ,,Skle- 

 rometer" in den Handel gebracht. Die Verfahren 

 beruhen meist darauf, dafi man die Fluoreszenz- 

 helligkeit auf dem Rontgenschirm beobachtet, 

 wenn man die Strahlen durch verschieden dicke 

 Metallschichten hindurchgehen lafit. Nach Be- 

 noist und Walter hat man eine Skala von 

 verschieden dicken Aluminiumblechen, wobei man 

 nun die Anzahl Bleche zahlt, hinter denen man 

 noch Fluoreszenz bemerkt. Neben diesem ziem- 

 lich primitiven Verfahren verdient der Wehnelt- 

 sche Hartemesser genannt zu werden, der nun, 

 unabhangig von der Strahlenintensitat, die Harte 

 genau, wenn auch in willkiirlichem Mafi, zu be- 



