N. F. IX. Nr. 45 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



dienendcn Strahlen. Bei dem alien Ultramikroskop 

 von Siedentopf und Zsigmondi, bei dem 

 Orthogonalbeleuchlung verwendet wird und dessen 

 Leistungsfahigkeit darauf berubt, daB in dem - 

 festen oder fliissigen - Praparale selbst durch 

 Abbildung eines Spaltes ein optischer Diinnschnitt 

 erzeugt wird, hat nun die Lichtstarke noch keines- 

 vvegs ihren groBtmoglichen VVert erreicht, und es 

 war daher durch deren Erhohung ein weiterer 

 Fortschritt 7.11 crwarten. 



Das Ziel konnte auf verschiedenen Wegen, bei 

 denen samtlich an Stelle der orthogonalen koaxiale 

 Keleuchtung tritt, erreicht werden ; es konnten 

 namlich zur Erzeugung des Bildes entweder die 

 Strahlen mit groBerer Apertur und zur Beleuch- 

 tung die Strahlen mit kleinerer Apertur benutzt 

 werden - - dies Prinzip fiihrt zur Dunkelfeldbe- 

 leuchtung mittels Zentralblende im Objektiv - 

 oder zur Erzeugung des Bildes die Strahlen mit 

 kleinerer und fur die Beleuchtung Strahlen mit 

 groBerer Apertur zur Verwendung gelangen. : ) 

 Die an zweiter Stelle genannte Methode ist be- 

 kanntlich in der Dunkelfeldbeleuchtung durch 

 Zentralblende im Kondensor verwirklicht, bei der 

 Kondensoren von hoher Apertur gebraucht werden, 

 die zentral bis auf die Apertur I abgeblendet sind, 

 und sie wird auch von Siedentopf bei der neuen 

 Konstruktion des Ultramikroskops angewendet. 



Von den bislang ausgefiihrten Kondensoren 

 kamen besonders diejenigen von Stephenson, 

 Wenham und W. v. Ignatowsky in Betracht, die 

 sich voneinander durch den Grad der Strahlen- 

 vereinigung und damit durch ihre Lichtstarke unter- 

 scheiden. Theoretisch die beste Strahlenver- 

 einigung besitzt der v. Ignatowsky'sche Konden- 

 sor, aber die praktische Ausfuhrung weist, wie 

 Siedentopf gezeigt hat, einen Konstruktionsfehler 

 auf, dessen Verbesserung Siedentopf soweit ge- 

 lungen ist, dafi die neuen Formen ,,nicht bloB 

 theoretisch, sondern auch praktisch das Maximum 

 des an Lichtstarke iiberhaupt Erreichbaren dar- 

 stellen". 



Die Theorie des neuen Kondensors laBt sich 

 aus den Eigenschaften der ,,Kardioide" ableiten. 

 Die Kardioide (Fig. i ) gibt den Weg an, den ein 

 beliebiger Punkt eines Kreises zuriicklegt, wenn 

 dieser Kreis um einen zweiten Kreis von gleicher 

 GroBe herumrollt; die herzahnliche Form der 

 Kurve, die nebenstehend abgebildet ist, hat ihr 

 den Namen gegeben. Die Kardioide besitzt nun 

 die wichtige Eigenschaft einer vollkommenen, 

 aplanatischen Strahlenvereinigung, aber nicht fur 

 sich allein, sondern bei vorangehender Spiegelung 

 der Strahlen an einem richtig gelegenen Hilfskreise. 



Der neue ,,Kardioidkondensor" ist schematisch 

 im Ouerschnitte hierneben (Fig. 2) abgebildet. Die 

 Strahlen treten parallel zur Achse des Systems durch 

 eine ringformige Offnung in den durch horizontale 



) Aufierdem kommt noch eine dritu- Mn-lichkeit in Be- 

 tracht: Die Beleuchtung wird von Strahlen mittlerer, die Bild- 

 erzeugung gleichzeitig von Strahlen grofierer und kleinerer 

 Apertur bewirkt. 



Schraffierung gekennzeichneten Glaskorper ein, 

 werden zunachst an der konvexen Seite des Hilfs- 

 kreises und dann noch einmal an der inneren Seite 

 der Kardioide gespiegelt und schliefilich in der 

 Spitze der Kardioide vereinigt. J ) 



Die Einsetzung des ideal lichtstarken Kardioid- 

 kondensors in das Ultramikroskop machte einige 



Fig. I. AbbiKlung einer 



Kardioide mit ihren beiden 



Erzeugungskreisen. 



weitere Abanderungen des alien Modelles erfor- 

 derlich, deren wichtigste darin besteht, daB der 

 fiir die Erzeugung des Bildes notwendige Diinn- 

 schnitt nicht mehr auf optischem, sondern nur 

 noch auf mechanischem Wege hergestellt werden 

 kann. Der Prazisionsspallkopf des alien Modelles 

 ist in der Neukonslruklion ganz forlgefallen, und 

 an die Stelle der alien Kiivette mil Ouarzfensler 

 ist eine neue, ganz aus Quarz hergeslellle feuer- 

 und saurefeste Objektkammer getreten. 



Der Wert des neuen Ultramikroskops, dessen 

 Handhabung leider sehr erheblich schwieriger ist, 

 als die des alien Instrumentes, und das daher nur 

 in solchen Fallen zur Verwendung gelangen wird, 

 in denen dieses nicht mehr ausreicht, isl durch 

 die dem Beobachter zur Verfiigung stehende sehr 

 viel 'grofiere Lichtfulle bedingt, und diese leistel 

 dem Forscher einen doppelten Dienst: einerseils 

 ermoglichl sie ihm das Erkennen ullramikroskopi- 

 scher Parlikeln in Losungen, die bei Unlersuchung 

 mil dem alien Apparal oplisch leer erschienen, 

 andererseils laBl sie - - und darin liegt viellcichl 

 die Hauptbedeutung - - bisher noch unbekannte, 

 neue pholochemische Reaktionen in groBer Zahl 

 und Mannigfaltigkeit in Erscheinung trelen; es ist 

 nicht ausgeschlossen, daB mit der Erfindung des 

 neuen Ultramikroskops eine neue Epoche der 

 Pholochemie anhebl, die ,,Ullramikrochemie", wie 

 Siedentopf sie nennt. '-') 



'] In Wirklichkeit ist die ,,KardioidlUiche" des neuen 

 ,,Kardioidkondensors" cine einfache Kugelflache, die, wie 

 Siedentopf gefunden hat, die Kardioidflache , von der ja 

 nur eine verhaltuismaSig schmale Zone zur Reflexion benutzt 

 wird, hier ersetzen kann, ohne die Brauchbarkeit des Kon- 

 densors zu beeintrachtigen: lucus a non lucendo. 



"J Literatur iiber das neue I llraniikroskop : Physik. Zeit- 

 schrift, 10, 778(1909); Verb. d. L>. I'hysik. Cesellsch., Jahrg. 

 1909, S. 574; Zeitschr. f. vviss. Mikroskopie, 26, 391 (1909); 

 Verh. d. I>. Pbysik. Gesellsch., Jahrg. 1910, S. 6. 



