812 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. IX. Nr. 51 



schranktem MaSstabe einstweilen fur den ein- 

 zelnen Mann als Brust- und Riickenpanzer zur 

 Einfiihrung kommen. 



Neuerungen an registrierendenMefi- 

 geraten der Siemens und Halske A.-G. (Nach 

 d. Elektrotechn. Ztschr. 31 S. 172, 1910.) Es wirkt 

 haufig storend, dafi eine an der Nadel von Re- 

 gistrierapparaten mit beweglichem System befind- 

 liche Feder in krummlinigen Koordinaten regi- 

 striert. Genannte Firma wendet neuerdings eine 

 sonderbare Geradfuhrung an: 



-Wl 



Fig. 6. Darstellung der neuen Geradfuhrung. 



a ist die Achse des beweglichen Systems, an 

 welcher der Zeiger f befestigt ist. Der Zeiger ist 

 durch ein Gelenk e mit einer Stange d verbunden, 

 welche in k in einer Geradfuhrung gelagert ist. 

 In i befindet sich die Schreibfeder, die durch ein 

 trichterformiges, der Lange nach geschlitztes Blech 

 gebildet wird. Aus der Spitze des Trichters fliefit 

 die Tinte aus, die durch die Kapillaritatswirkung 

 in der Feder gehalten wird. Die Feder ist fur 

 vertikal gestellte Skalen eingerichtet, daher ver- 

 schiebt sich beim Ausfliefien der Tinte der 

 Schwerpunkt nur horizontal und senkrecht zur 

 Skalenebene, d. h. es wird eine Beeinflussung der 

 Balancierung der Geradfuhrung vermieden. f ist 

 verhaltnismafiig kurz gehalten, daher wird eine 

 ziemlich grofie Kraft auf d ausgeiibt. m, die 

 Linie, auf der sich i bewegt, ist selbstverstandlich 

 nur eine angenaherte Gerade. Zur Auswertung 

 der Kurven ist ein besonderes Planimeter kon- 

 struiert: der Papierstreifen wird namlich unter 

 demselben abgerollt. Man braucht den Streifen 

 nicht vollstandig zu umfahren, sondern der Re- 



gistrierkurve nur in einer Richtung zu folgen. - 

 Die Geradfuhrung wird bei Dynamometern, Dreh- 

 spulapparaten fur Gleichstrom und bei Ferraris- 

 Apparaten angewandt. 



NeuesDrehspul-Zeigergalvanometer. 

 (Ztschr. f. Instrumentenkunde.) - - Die Drehspule 

 des Galvanometers von Mohs (Physik. Ztschr. II 

 S. 55 1910) ist an einem Metallfaden oder Band d 

 aufgehangt, das nicht, wie sonst iiblich, am oberen 

 sondern am unteren Ende der Spule befestigt ist. 



J 



Fig- 7- 



Drehspul-Xeiger- 



galvanometer 



von Mohs. 



Fig. 8. 

 Anordnung der 

 Sammellinsen. 



Fig. 9. 

 Gesamte Anordnung. 



Bei dieser Aufhangung fallt der Dorn dem- 

 nach fort. Um ein Kippen des Systems zu ver- 

 hiiten , sind oben und unten Spitzen, die sich 

 gegen Steine legen. Jedoch wird das System 

 nicht etwa von den Steinen getragen. - Der 

 Apparat, der von Hartmann und Braun, Frank- 

 furt a. M., verfertigt wird, kann auf jeder tinge- 

 fahr ebenen Basis gebraucht werden. Der Wider- 

 stand zwischen den Klemmen betragt 3 S, der 

 aperiodische Grenzfall wird bei einem auflen 

 vorgeschalteten Widerstand von 9 erreicht. Die 

 Schwingungsdauer ist 3,4 sec. Ein Ausschlag von 

 einem Bogengrad wird von 2,6- IO~ 6 Amp. erreicht; 

 die zugehorige Voltempfindlichkeit betragt somit 

 3,1 io~- s Volt. 



Ein neues photographisches Objektiv. 

 (Deutsche Mechaniker Ztg.) - - Dies Objektiv laflt 

 eine gleichzeitige Herstellung mehrerer Bilder des- 

 selben Objektes zu, da es aus mehreren kleinen, 

 nebeneinander befindlichen Sammellinsen besteht 

 (Fig. 8 u. 9). Hinter diesen befindet sich eine 

 Negativlinse von der Grofie , clafi sie von alien 

 Strahlen, die durch die kleinen Linsen gehen, 

 getroffen wird. Jessen. 



Kleinere Mitteilungen. 



Der Cassius'sche Goldpurpur. Der 



Cassius'sche Goldpurpur ist zuerst von 

 Andreas Cassius in Leyden dargestellt worden. 

 Seine Darstellung erfolgt auf folgendem Wege: 

 man lost Zinnchloriir in Wasser, erhitzt mit frisch 

 gefalltem Eisenhydroxyd , wodurch ein Teil des 



Zinns als Zinnsaure ausgefallt wird, lost diese in 

 Salzsaure auf, und setzt die Losung tropfenweise 

 zu einer sehr verdiinnten Goldlosung. 



Technisch wird der Goldpurpur auf folgende 

 Weise gewonnen: 



Man erwarmt 10 Teile Pinksalz, SnCl c (NH 1 ) 2 , 

 mit 1,07 Teilen Stanniol und 40 Teilen Wasser 

 bis zur Losung des Zinns, setzt dann noch 140 



