N. F. IX. Nr. 24 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



375 



ganz geringfiigige sind und staatliche Mittel, spe- 

 ziell fiir luftclcktrische Studien z. B. in Gottingen 

 zur Verfiigung stehen. Ich glaube, man iiber- 

 schat/.t sehr den VVert der Potential- und Gefalle- 

 messungen. Zwar horte ich auf privatem Wege 

 von Strommessungen wahrend eines Daueraufstiegs 

 am Aeronautischen Observatorium in Berlin, wo- 

 bei sich eine einfache Abhangigkeit von der 

 Windstarke ergeben hatte, was ja auch natiirlich 

 ist. Wenn man in der Meinung, dann sei waiter 

 nichts zu erfahren, die Messungen aufgegeben hat, 

 so beruht das auf einer volligen Verkennung 

 meiner Darlegungen, die besagen, daB nur lang- 

 andauernde Beobachtung des abgeleiteten Stromes 

 und zwar hauptsachlich zu den Zeiten seiner 

 grofiten Intensitat zu entscheidenden Ergebnissen 

 fiihren kann, im Gegensatz zu den jetzigen irre- 

 fiihrenden Potentialmessungen, die fast mit jeder 

 Theorie der Luftelektrizitat zu interpretieren sind; 

 ganz abgesehen von den Zahlungen der lonen, 

 die man z. B. im Tale zahlt, wahrend sie dort im 

 Vergleich zum lonenstrom aus der Atmosphare 

 nach dem Gebirgskamm bin doch nur das sind, 

 was der verwehte VVassernebel in der Nahe eines 

 Wasserfalls im Vergleich zu den stiirzenden Wasser- 

 massen ist. 



Von sehr hochgeschatzter Seite ist mir ent- 

 gegnet worden, dafi die ganze Reihe meiner 

 Schliisse der festen Grundlage entbehre, bevor ich 

 nicht experimentell den Satz von der Erhaltung 

 der Elektrizitat widerlegt hatte. Das kann ich 

 nun freilich vorlaufig nicht, weil ich selbst felsen- 

 fest von seiner Giiltigkeit bei alien gewohnlichen 

 Laboratoriumsversuchen iiberzeugt bin. Ebenso 

 fest aber bin ich davon iiberzeugt, daS es kos- 

 mische Verhaltnisse geben mufi, wo er seine 

 Giiltigkeit verliert, aus dem einfachen Grunde, 

 weil man sich sonst in heillose Widerspriiche ver- 

 wickelt. 1 ) - - Der Leiter des Bodenseeobservato- 

 riums, Herr Dr. E. K 1 e i n s c h m i d t, hat dagegen in 

 dankenswerter Weise diesbeziigliche Versuche in 

 Aussicht gestellt, sobald es die dienstlichen Ver- 

 haltnisse gestatteten. 



Da die Versuche vielleicht als gefahrlich und 

 die teueren Mefiinstrumente dabei fiir gefahrdet 

 gelten, gebe ich hier das Schema einer automati- 

 schen Schaltung zur permanenten Registrierung 

 des Erdeluftstromes nach Richtung und Starke 

 bei jeder Wetterlage an (Fig. I u. 2). 



Umschalter III besitzt den Elektromagneten 

 mit der grofiten Sattigungspolstarke und dement- 

 sprechend auch die starkste Feder, bei I sind 

 beide am schwachsten. Sollte der Strom so 

 schwach sein, dafi der erregte Magnetismus 

 nicht mehr zur Uberwindung von Federkraft aus- 



*) Vgl. Die Magnetfelder der Sonnenflecken. a. a. O., 

 sowie meine Schrift: Die mechanische Erklarung der Natur- 

 erscheinungeu. S. I u. S. 39. Verlag von VV. Groos, Hof- 

 buchhandlung. Coblcnz 1910, 63 S. Ferner A. Gockel, 

 Cber den Ursprung der Gewitterelektrizitiit. Met. Zeitschr. 26, 

 S. 425 427, 1909 (9), worin auch auf Stauung eines lonen- 

 diffusionsstromes hingewiesen ist. 



reicht, so miifite man ihn zur Ablenkung eines 

 Galvanometerspiegels benutzen und die Kontakte 

 durch ein Lichtrelais mit Hilfsbatterie und Selen- 

 zelle schliefien lassen. Im allgemeinen wird sich 

 aber der Erdeluftstrom durch Aufsuchen grofierer 

 Hohen in solchen Grenzen halten lassen, dafi 

 hochstens ein gewohnliches Relais fiir guten Kon- 

 taktschlufi bei Umschalter I zu sorgen hatte, falls 



Fig. I. 





Fig. i. Schaltungsscheraa fur die Galvanometer-Nebenschlusse. 



-(- = Luftpol. = Erdpol. 



Die Elektromagnete I III sind der Deutlichkeit wegen links 

 gezeichnet, wahrend sie zu den Umschaltern I III gehoren, 

 deren Platinkontakte (a, b) durch Anker und Fcder betatigt 

 werden. G = Registriersaitengalvanometer. S = Schmelz- 

 sicherungen fiir 2 Ampere. B == Blitzschutzsicherung mit 

 Drosselspule D. W = \Viderstande (Der unterste der 4 Buch- 

 staben W mufi durch S ersetzt werden). 



Fig. H. 



Fig. 2. Schematische Darstellung der Umschalter I III. 



-j- = Luftpol. = Erdpol. 



F = Feder. E = Elektromagnet. A = Anker. 



Sp = Spiegel. L = Lichtquelle. m = Registriermarke, 



um anzuzeigen, ob Kontakt a oder b geschlossen war. 



Elektromagnet I dafiir nicht ausreichte. Auch die 

 Doppelspule D kann als Elektromagnet mit Anker 

 eingerichtet werden, um bei i Ampere den Strom, 

 ohne ihn zu unterbrechen, direkt auf die Erd- 

 leitung zu schalten und dies zu signalisieren. Des- 

 gleichen mufi ein Signal das Durchbrennen der 

 Schmelzsicherungen anzeigen, ebenfalls unter 

 gleichzeitigem ErdschluS durch ein fallendes Ge- 

 wicht. 



