37 6 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. IX. Nr. 24 



Der Zylinder fur die Registrierung der drei 

 Marken m kann auf derselben Achse sitzen wie 

 die Trommel fur die Aufzeichnung der Strom- 

 kurve. 



Alle Leitungen von den Kontakten a oder b 

 nach dem Erdpol des Registriersaitengalvanometers 

 haben I Widerstand, wahrend jeder der drei 

 Widerstande W 98 I? betragt. Dann ist das Ver- 

 haltnis des Mefistroms zum zugehorigen Neben- 

 schlufistrom in alien Fallen mit geniigender Ge- 

 nauigkeit I : 99 und das Abstufungsverhaltnis der 

 Empfindlichkeit und der Mefibereiche daher i : 100. 

 Wenn also a die Federkontaktstellung fur mefi- 

 baren Strom, b dagegen die Ankerkontaktstellung 

 fiir zu starken Strom ist und Anker I bei Uber- 

 schreitung von io~ 6 , Anker II bei IO~ 4 , sowie 

 Anker III bei io~ 2 Ampere angezogen werden, 

 so ergibt sich folgende Tabelle fiir die Empfind- 

 lichkeit : 



Geschlossene Kontakte: Mefibereich in Ampere: 

 la II a Ilia icr 8 bis IQ-' 5 



Ib It a Ilia I0- 6 bis io- 



Ib lib Ilia 10 t bis 1O~ 2 



Ib lib Illb io-= bis 10. 



In regelmafiigen Intervallen mufi das Uhrwerk 

 den abgeleiteten Strom unterbrechen, damit ein 

 Hochspannungselektroskop mechanisch oder 

 photographisch die jeweilige Spannung zwischen 

 der Erde und der in das Netz einmundenden 

 Niveauflache aufzeichnen kann. 



Die Blitzsicherung soil natiirlich gar nicht erst 

 in Wirksamkeit treten, weil dann schon der Ver- 

 lust von Drachen, Draht und Netz zu beklagen 

 ware. Wenn Elektromagnet III in Tatigkeit ge- 

 kommen ist, miissen alle Unterbrechungen streng- 

 stens vermieden werden, weil durch die Stauung 

 des lonenflusses erst ein Blitzschlag hervorgerufen 

 werden konnte. Der Elektromagnet III mufi da- 

 her gleichzeitig ein VVarnungssignal stellen und die 

 Unterbrechungen durch das Uhrwerk aufheben. 

 Die Hauptsache aber bleibt, daS das Netz grofi 

 genug ist, um ca. 20 Coulomb in der kiirzesten 

 Zwischenzeit zwischen zwei Blitzschlagen bei nicht 

 aufiergewohnlich starken Gewittern in unseren 

 Gegenden ableiten zu konnen. Nimmt man dafiir 

 etwa 20 Sekunden an, so mufi ein kleines qua- 

 dratisches Netz von 900 qm Flache oder 30 m 

 Seitenlange und 7 8 kg Gewicht mit seinen 

 36000 Nadeln der 120 Netzdrahte unter dem bei 

 Gewitter herrschenden Potentialgefalle einen Strom 

 von ca. i Ampere aufnehmen konnen. Ich glaube, 



dafi die Spitzen eine dafiir geniigend starke Biischel- 

 entladung unter dem verminderten Luftdruck um 

 so eher zu liefern vermogen, als auch die 120 

 Netzdrahte in einer Gesamtlange von 3600 m da- 

 bei noch mit Glimmlicht bedeckt sein werden. 

 Es kommen aber auch Gewitter mit mehreren 

 Blitzschlagen wahrend einer Sekunde vor, und 

 dann bietet das Netz absoluten Schutz nur in der 

 urspriinglich angegebenen Grofie. Wenn dann 

 noch eine nicht automatische Fernausschaltung 

 der Registrieranlage durch Herstellung eines direk- 

 ten Erdschlusses ohne Unterbrechung vorgesehen 

 wird, so ist jede Gefahr bei der Bedienung und 

 fiir die Anlage selbst ausgeschlossen. Der zu- 

 verlassigste ErdschluS ist AnschluS an ein Staats- 

 bahnschienennetz, das an moglichst vielen Stationen 

 mit den Erdplatten der Blitzableiteranlagen ver- 

 bunden ist. 



Diese SchutzmaSregeln sind nur bei Ableitung 

 zur Erde erforderlich und fallen weg, wenn man 

 ein zweites gleiches Netz in grofierem Abstande 

 unter dem ersten aufhangt und das Registrier- 

 saitengalvanometer, welches das einzige fiir Ballon- 

 fahrten geeignete Galvanometer ist, mit in den 

 Ballonkorb nimmt, um durch bemannte Freiballons 

 den maximalen Vertikalstrom zwischen zwei Luft- 

 schichten in ganz derselben Weise wie in festen 

 Observatorien weiter hinauf in die Atmosphare zu 

 verfolgen. Zuletzt wird man dazu iibergehen, in 

 Ausnahmefallen auch unbemannte Ballons mit 

 zwei Netzen in festem Abstand zur Registrierung 

 von Strom und Spannung bis in die hochsten er- 

 reichbaren Hohen aufzulassen, so hoch, dafi sie 

 dem idealsten unbemannten und aus der Feme 

 lenkbaren Gleitflieger, wie ihn Professor W i e c h e r t 

 in Gottingen plant, wegen des geringen Luft- 

 druckes doch ewig verschlossen bleiben mufiten. 



Wenn man dann Beziehungen zwischen der rein 

 elektrischen Zirkulationsdynamik der obersten 

 Schichten und der rein thermodynamischen Zir- 

 kulation der unteren Luftmassen erkennen gelernt 

 hat, wird der erste Schritt zu einem wirklichen 

 Verstandnis der meteorologischen Erscheinungen 

 auf der Erdoberflache, ebenso wie der erdmag- 

 netischen und vulkanischen im Innern unseres 

 Planeten getan sein. Im Kranze der an der Losung 

 dieser gewaltigen geophysikalischen Aufgabe be- 

 teiligten Werkstatten der Wissenschaft, wie Sonnen- 

 observatorien, Erdbebenwarten, meteorologischen, 

 erdmagnetischen und luftelektrischen Stationen 

 fehlen bislang nur noch die fiir dynamische Elek- 

 trizitat der Atmosphare. 



Sammelreferate und Obersichten 

 aber die Fortschritte in den einzelnen Disziplinen. 



Neues aus der Medizin. Elektrocar- 

 diogramm. Rontgendiagnostik. 

 Neue optische Unt ersuc hungsmet hoden. 

 Narkose und Lokalanasthesie. Neue 



Details iiber die Tatigkeit des Herzens hat uns 

 ein Apparat gebracht, der die Vorgange am Herzen 

 auf elektrischem Wege registriert, das Elektro- 

 cardiogramm von Kraus und Nicolai. Bei der 



