Das Mikroskop. 305 



achter mehr zu thun braucht, als den Spiegel seitlich zu bewegen. [Vgl. Journ. R. 

 Microsc. Soc. London (2), Vol. 4 p282.] Sehr compendios ist das Reisemikroskop 

 dieser Werkstatte (7y 2 : 3 : ! 3 / 4 " im Kasten), das indessen wegen der feinen Ein- 

 stellung durch Bewegung des Objecttisches hinter andern (Zeiss) zurilcksteht. - 

 Giacomini ( 31 ) hat sich zur Untersuchung groBer Schnitte ein Mikroskop mit un- 

 gewohnlich grofiem Objeettisch verfertigen lassen ; durch einen Fliigelansatz kann 

 derselbe bis auf 40 cm verbreitert werden. Um dem Beobachter das starke Vor- 

 beugen des Kopfes zu ersparen, empfiehlt G., mit einem dem Ocular aufgesetzten 

 Amici'schen gleichschenkligen rechtwinkligen Reflexions - Prisma zu arbeiten. 

 Verfertiger des anscheinend sehr zweckmaBigen Stativs Koristka in Mailand. 

 Ay 1 ward's ( 29 ) Mikroskop ermoglicht den Spiegel rund urn den Objeettisch zu 

 bewegen, so daB allseitige Beleuchtung vonobenmoglichist. --Cox's ( 30 ) Stativ, 

 von Bausch and Lomb verfertigt, gestattet ahnlich dem Wenham' schen [vergl. Be- 

 richt f. 1883 I p 15] alle moglichen Bewegungen. auch Schiefstellung des ganzen 

 Instrumentes um das Object als Centrum. Bei Me. L ar e n ' s ( 32 ) Mikroskop kann 

 das Stativ auf dem HufeisenfuB so verdreht werden, dafi das Hufeisen riickwarts 

 sieht ; die feine Einstellung erfolgt durch Auf- und Abschrauben des Objectivs 

 in seinem feiner als gewohnlich gearbeiteten Gewinde. 



Das stereoskopische Mikroskop von Bausch ( 34 ) unterscheidet sich von 

 dem Wenham-System wesentlich durch die Befestigung des bildzerlegenden 

 Prismas an einem drehbaren Arm an Stelle der Schiebervorrichtung. Naheres 

 s. im Originale. Vortheile : das Prisma verdeckt nicht die freie Offnung des 

 Tubus bei monocularem Sehen mit Objectiven von groBer Offnung ; die Einstellung 

 ist schwerer als bei der gewohnlichen Schiebereinrichtung. 



Das bildumdrehende Mikroskop von C. D. Ahrens ( 33 ) hat das Prisma 

 iiber dem Objectiv eingeschaltet, so zwar, daB dasselbe zugleich eine Knickung 

 des Tubus bedingt (statt Schiefstellung des Mikroskopes) . Vortheil : Verwendbar- 

 keit beliebiger Objective und Oculare. 



Feine Einstellung. E. M. Nelson ( 3G ) geht von der Annahme aus, daB die 

 bisherigen Methoden der feinen Einstellung des Mikroskopes mit direct wirkender 

 Mikrometerschraube ftir die Empfindlichkeit derSysteme mit groBer Offnung nicht 

 ausreichen, und schlagt darum vor, die Schraube auf einen diinnen Kolben wirken 

 zu lassen, der, in eine mit Quecksilber gefiillte Stopfbuchse eintauchend, seine Be- 

 wegung auf einen zweiten dickeren Kolben iibertragt ; durch geeignete Differenz in 

 der Dicke beider Kolben kann die Bewegung bedeutend verlangsamt werden , so 

 daB beispielsweise eine Drehung der Schraube bei 50 Windungen auf 1" bis auf 

 Visoo" Hebung des Objectives verlangsamt wird. - - Swift's ( 37 ) Einrichtung zur 

 feinen Einstellung des Tubus bewegt mittelst einer seitlich an der Tubussaule 

 angebrachten Mikrometerschraube einen Messingblock hin und her, auf dessen 

 oberer, schrag abgeschnittener Flache der Tubustrager Rollen - - ruht und 

 sonach bei Bewegungen auf schiefer Ebene auf und ab bewegt wird. 



Obj ectivhalter. Fol ( 6 ) bespricht gleichfalls einen von Thury in Genf 

 ersonnenen Adapter, welchem er den Vorzug vor dem Revolver gibt. - - Me. 

 Calla's ( 35 ) Obj ectivhalter ist im wesentlichen ein BajonetverschluB. Ansatz : 

 3 vorspringende Kno'pfe am Objectiv passen in rechtwinklige Einschnitte am 

 untern Tubusende ; der Objectivwechsel besteht im Einschieben des Objectives 

 und kurzer Drehung. Zentmayer's ( 38 ) Objectivtrager ist ein zweitheiliges 

 Zwischenstiick , dessen eine Halfte dem Tubus, die andere dem Objectiv ange- 

 schraubt wird. Die Gewinde beider Theile sind in 2 Quadranten ausgeschnitten, 

 so daB man das Objectiv, statt einzuschrauben, von unten einschieben und durch 

 eine einfache Drehung fixiren kann. 



Zool. Jahrestericht. 1884. I. 20 



