306 V- Untersuchungs- und Conservirungsmethoden. 



Finder. A. E. Tornebohm ( 39 ) schlagt vor, urn beliebige Stellen ernes Pra- 

 parates so zu markiren , daB die Bezeichnuug auch fur mehrere Mikroskope 

 etwa bei Versandt von Praparaten harmonirt, den Objecttisch niit einer Qua- 

 drirung zu versehen ; man kann dann durch Abzahlen der Felder , etwa von 2 

 im Centrum sich kreuzenden starkeren Linien ausgebeud , die Lage einer Ecke 

 des Objecttragers bestimmen und damit die Einstellung dauernd markiren. 



Polarisationsvorrichtungen. Feussner ( 42 ) bescbreibt im AnschluB 

 an eine historische Ubersieht der gebrauchlichen Constructionen polarisirender 

 Prismen (Nicol, Hartnack-Prazmowsky u. a. m.) eine neue Construction, bei 

 welcher statt Prismen nur eine diinne Platte der doppelbrecbenden Substanz zwi- 

 scben 2 keilformige Glasstiicke eingekittet 1st ; es kann so, und dies 1st wicbtig, 

 ein weit gro'Beres Gesicbtsfeld erzielt werden. - - Ahrens ( 40 ) hat eine neue Form 

 des Kalkspatbprisma combinirt aus 3 Prismen, bei welcher die Totalreflexion des 

 Nebenstrahles iiberflussig wird durch gesteigerte Divergenz beider Strahlen (auf 

 59 30' fur gelbes Licht) ; die chromatische Correction bewirkt ein aufgekittetes 

 Glasprisma. Verf. riihmt namentlich das groBe Gesichtsfeld und den geringen 

 Lichtverlust bei seinem Arrangement des Analysators. - - E. Bertrand ( 41 ) hat 

 ebenfalls eine Abandoning des Nicol' schen Prisma erstrebt durch Einschaltuug 

 eines Kalkspathprisma zwischen zwei geeignet zugeschnittene Flintglasprisnieu. 

 Naheres im Orig. Dasselbe hat neben der bedeutenden VergroBerung des Ge- 

 sichtsfeldes den Vortheil , daB]die Endflachen aus Glas bestehen , also leichter zu 

 reinigen sind, als die Kalkspath-Flachen des Nicol's. 



Condenser. Behrens ( 44 ) bespricht eine neue Form des Abbe'schen Be- 

 leuchtungsapparates , welche gestattet , das Beleuchtungssystem durch Trieb und 

 Zahn in verschiedenen Abstand von dem Object zu bringen, ferner demselben 

 eine gewohnliche Cylinderbleudung zu substituiren. Die Blendscheibe kann voll- 

 standig imKreise gedreht werden. Es sind so alle denkbareu Beleuchtungsweisen 

 durch ein en Apparat ermoglicht. - - Brass ( 45 ) empfiehlt zu Untersuchungeu 

 uber die Structur und die Schichtung des Protoplasmas niederer Organismen den 

 Abbe'schen Beleuchtungsapparat mit Blendungen zu verwenden , welche statt der 

 centralen runden Offnung eine periphere Bohrung, die sich iiber einen mehr we- 

 uiger groBen Theil eines Quadranten erstreckt, haben [ist einfacher durch excen- 

 trische Stellung der Drehscheibe des Abbe'schen, der ja dazu eingerichtet ist, zu 

 erzielen]. Reichert ( 49 ) hat ebenso wie auchLeitz und Seibert einen modificir- 

 ten Abbe'schen Condenser fur kleinere Stative construirt , der fur die gewohn- 

 lichen Zwecke ausreichenden Ersatz bietet. G. C. Wallich's ( 50 ) Condenser 

 besteht aus einem abgestutzten Glaskegel mit polirten Endflachen, dessen Mantel so 

 stark geneigt ist, daB von unten kommende Strahlen Totalreflexion erfahren, 

 ferner aus 2 planconvexen Linsen, von welch en eine kleinere der unteren Flache 

 des Conus aufgekittet ist, wahrend die groBere Sammellinse, in einem Gewiude 

 gefaBt , tiefer in veranderlichem Abstand von der anderen angebracht ist. Dia- 

 phragrnen kdnnen unter oder zwischen beiden Linsen oder iiber der kleineren End- 

 ilache des Kegels eingefiigt werden. Der Condenser soil vorztigliche Tiefenwirkung 

 und namentlich gute stereoskopische Bilder bewirken. --Lighton's ( 46 j Immer- 

 sions-Illuminator ist ein kleinerer Silberspiegel, welcher durch Irnmersionscontact 

 an das Praparat geheftet wird. Das von obeu schief mittelst eines Spiegels auf- 

 fallende Licht wird an der Silberflache gegen das Objectiv reflectirt. - - Moor e ( 47 ) 

 verwendet als Ersatz eines Condensors mit groBer Offnung eine Modification des 

 Wenham'schen Paraboloid, vgl. das Orig. Dort fiudet sich auch eine Einrich- 

 tung zu rotirender schiefer Beleuchtung mit dem Paraboloid. Vortheil der 

 letztereu vor der Drehscheibe des Abbe'schen Condensors nicht ersichtlich. - 

 Beck's ( 43 ) Condensor ist niit 2 iibereinander stehenden Blenduugsscheiben ver- 



