Hiilfsmittel der mikroskopischen Praparation. 307 



sehen ; die obere enthalt in 3 von 4 gleich groBen Offnungen farbige Glaser, 

 die untere Offnungen von verschiedener Weite. 



Osborne's ( 48 ) einfache Vorrichtung zur Dunkelgrundbeleuchtung 

 und Auflosung von Testobjecten besteht aus 2 planconvexen, die gekrtimmte 

 Flache abwarts kehrenden Linsen, von welchen die untere excentrisch steht, so 

 zwar, da6 das sie passirende Licht nur von der Seite her durch ein enges Dia- 

 phragma die obere Linse erreichen kann ; das Ganze kann entweder auf den Ob- 

 jecttlsch gelegt oder als Einlage im Substage angebracht werden. 



Projectionsmikroskop. Gartner ( 51 , 52 ) bringt eine ausfiihrliche Be- 

 schreibung des von Plo'Bl in Wien fur das dortige pathologische Institut gelie- 

 ferten Projectionsmikroskopes. Dasselbe wird von einem elektrischen Bogenlicht, 

 welches von einer Dynamomaschine gespeist wird, erhellt. Die Einrichtung ist 

 so getroffen, daB dieselbe Mascliine wahrend des Vortrages den Horsaal mit Gltih- 

 lichtern erhellt und daB Drehung eines Schhlssels den Strom dem Projections- 

 mikroskop zufiihrt, so daB Verdunkelung des Horsales und Erscheinen des Pro- 

 jectionsbildes durch einen Griff bewirkt werden. Der Apparat gestattet An wen- 

 dung der starksten Immersionslinsen, u. a. konnen die amoboiden Bewegungen der 

 weiBen Blutkorperchen objectiv demonstrirt werden. Das Projectionsbild wird 

 auf einer Gypsplatte in eiserner Fassung entworfen. Einzelheiten der Construction 

 vergl. im Original. Verf. bringt in den 2 Mittheilnngen specielle Regeln fiir die 

 Handhabung des Apparates zur Beobachtung des Kreislaufes des Frosches. 



Nachet's ( 53 ) Demonstrationsmikroskop ist ein gewohnliches horizontal 

 gestelltes Instrument mit Triebeinstellung am Tubus. Das Stativ ist zugleich 

 Handgriff beim Circuliren; Objecttisch und Spiegel sind an diesem Griff separat 

 durch Trieb beweglich. Schiek's ( 54 ) Salonuiikroskop tragt auf einer ro- 

 tirenden Trommel 20 Offnungen zur Aufnahme von Praparaten; Winter's & 

 Harris' ( 55 ) alteres Instrument hat deren 44. 



Hiilfsmittel der mikroskopischen Praparation. 



Mikrotom. Die von Andres, Giesbrecht & Mayer ( 50 ) eingeftihrten Verbesse- 

 rungen der Schneidetechnik sind auch im Journal de Micrographie abgedruckt 

 [vergl. Bericht f. 1883 I p 22 etc.]. Gottschau ( fi4 ) bespricht die verschie- 

 denen Constructionen der modernen Mikrotome. Besondere Beschreibung ist der 

 von ihm construirten Mikrotomklammer fiir Keil- und planparallele Schnitte ge- 

 widmet, die besonders fiir embryologische Zwecke werthvoll ist, da sie gestattet, 

 der Krtimmung des Embryo in gleichmaBigern Vorgehen zu folgen, ohne neu ein- 

 zustellen ; aufierdem ist das Schleifen der Mikrotommesser ausfiihrlich besprochen. 

 C aid well ( 59 ) hat ein Mikrotom construirt, welches durch ein Triebrad - 

 eventuell mittelst eines Motors - - getrieben wird. Dasselbe ist bestimmt fiir in 

 Paraffin eingebetteteObjecte. Die Schnitte bilden eine zusammenhangende Kette, 

 welche tiber ein schwungriemenartig hinter dem Messer angeordnetes Band sich 

 fortschiebt. Hebung des Praparates, Bewegung des Messers und Fortschieben 

 der Schnittserie werden gleichzeitig durch das Triebrad besorgt, so daB 100 und 

 mehr zur Serien-Aufstellung geeignete] Schnitte in einer Minute angefertigt 

 werden konnen. Einzelheiten sind ohne Abbildungen nicht wiederzugeben. 

 Zur vollen Ausnutzung des Instrumentes empfiehlt es sich, groBere als die ge- 

 wohnlichen Objecttrager (6 Zoll lang) und Deckglaser (4 Zoll) zu verwenden. 

 Malassez ( (i6 ) hat das Roy'sche Mikrotom seinem Instrumente zu Grunde gelegt. 

 Das Messer ruht in einer Fiihrung, welche der Messerbahn eine Kreisbewegung 

 mittheilt, die Hebung des Objectes erfolgt automatisch bei dem Riickziehen des 



20* 



