308 V. Untersuchungs- und Conservirungsmethoden. 



Messers. Kleinste Schnittdicke 0,01 mm. Variationen nur um den Betrag von 

 0,01 mm moglich. Vortheile des Apparates: Leichte Verwendbarkeit zum 

 Schneiden unter Fliissigkeit, und als Gefrierapparat. M. empfiehlt zu letzterem 

 Zwecke statt Ather Methylchlorur (das allerdings wieder complicirte Hulfs- 

 mittel verlangt; Ref.) zu verwenden. Nachtheil: Die zu geringe Variabilitat der 

 Schnittdicke. MiJIIer ( 67 ) beschreibt C. Reichert's (Wien) Patent-Schlittenmikro- 

 tom; der Apparat hat 5 Punkte. Fuhrung des Messerschlittens, Schraubenhebung 

 des Objectschlittens in verticaler Bahn (Schanze-System) mit automatischer Be- 

 wegung durch einen Hebel-Schrauben-Mechanismus , welchen das VorstoBen des 

 Messers nach Abtragen jeden Schnittes in Gang setzt. Auch Bocker ( 5S ) hat 

 an dem von ihm construirten Mikrotom auBer einer verstellbaren Klammer und 

 Gefrierapparat einen Mechanismus angebracht, durch welchen das Messer beim 

 Zuruckziehen nach jedem Schnitt einen Hebelapparat in Bewegung setzt, der 

 durch Eingreifen in eine Zahnelung im Umfang der die Objectklammer hebenden 

 Mikrometerschraube automatisch das Praparat hebt [functionirt an einem von Ref. 

 gepriiften Exemplare schlecht] . Das Messer tragt auf der freien Flache eine ein- 

 geschliffene Rinne, welche mit Weingeist zu langerer Benutzung der Schnittflache 

 gefullt wird. Behrens ( 57 ) unterzieht das Instrument einer scharfen Kritik. Auch 

 Weigert ( 69 ) hat ein eigenes Mikrotom zur Anfertigung groBer Schnitte construirt. 

 Beschreibung nicht referirt. Golding-Bird s ( 63 ) Mikrotom ist ein Gefriermikro- 

 tom, dessen Construction im ganzen die des Schiefferdecker'schen ist (Cylinder- 

 mikrotom , Fuhrung des Messers auf einer Glasplatte ; Gefriereinrichtung nach 

 Belieben Atherspray oder Kaltemischung ; Schnittdicke von 1/1000", durch Ein- 

 schnappvorrichtung angezeigt). 



Mikrotomklammer. Henking s ( 65 ) Objectklammer gestattet mit Hiilfe 

 zweier Schrauben eine sehr genaue Correction der Einstellung des zu schneidenden 

 Objectes; Details ohne Abbildung nicht wiederzugeben. Die Klammer ist speciell 

 fur Schlittenmikrotome (Rivet-System) bestimmt. - - Stein's ( 68 ) Einrichtung zum 

 Fixiren zu mikrotomirender, in eine Mischung von Wachs und 01 einzubettender 

 Objecte ist ein Kastchen, dessen Wand 2 Ringe , ein unterer von 10, ein oberer 

 von 30 mm Hohe bilden. Bei der Einbettung wird das Kastchen mit der Masse ge- 

 fullt, dann der obere Ring entfernt, so daB das Praparat in einer frei uber den 

 unteren Ring vorstehenden Wachssaule eingeschlossen ist; letztere haftet fest 

 an Schrauben, die aus dem unteren Ring vorstehen. Verfertiger : Schiller und Ra- 

 sumow, Moskau. 



Decker's ( 60 ) Schnittstrecker unterscheidet sich von dem Neapler [Bericht 

 f. 1883 I p 19) im wesentlichen darin, daB um den, die Abglattung des Schnittes 

 besorgenden Stab ein Glasrohr als drehbare Walze lauft. Verfertiger Gustav 

 StSber, Wurzburg. Francotte ( 61 ) und Gage ( 62 ) haben neue Formen von 

 Schnittstreckern vorgeschlagen, bezuglich deren auf das Original zu verweisen ist; 

 Vorziige vor den bekannten sind nicht ersichtlich. 



Praparirmikroskop. Loupe. Mb'ller ( 72 ) bespricht C. Reichert's neues 

 Praparirmikroskop, dessen Tisch ganz aus Glas besteht, ein weiterer Vortheil ist 

 die allseitige Beweglichkeit der Loupe ; beides ermoglicht bequeme Untersuchung 

 sehr ausgedehnter Objecte (Gehirnschnitte) . Das Genfer Praparirmi- 

 kroskop ( 71 ) trennt den Loupentrager, der an einem langen verstellbaren Metall- 

 arm die Linsen aufnimmt, von dem Praparirgestell mit Spiegel und Unterlagen 

 fur die Hande des Praparators. V. Brunn ( 70 ) empfiehlt eine von Herrn Westien, 

 Gustos am physiol. Instit. zu Rostock, construirten Loupenhalter mit sehr freier 

 Beweglichkeit und bequemer Fixirung der bewegenden Stange. Als Loupe kann 

 jedes Mikroskopobjectiv dienen. Naheres s. im Orig. 



Mikroskopisches Zeichnen: Anthony ( 73 ) in einer im iibrigen nur Be- 



