310 V. Untersuchungs- und Conservirungsraethoden. 



.Ausschnitt des inneren kleineren Ringes der Coucavitat des groBereu Ringes. 

 gegeniiber von dessen Ausschnitt zugekehrt 1st. Nachdem das Object in dem von 

 dem kleineren Ring umfaBten Raum Platz gefundeu hat, wird ein beide Ringe 

 liberragendes Deckglas aufgelegt und etwas Wasser an den Rand gebracht, das- 

 selbe saugt sich soweit ein, daft der Binnenraum zum Theil lufthaltig und doch 

 geniigend nach auCen abgeschlossen bleibt. (Aus Science Gossip p 8-9.) 



Mikrometer. Eine Normalmikrometer-Theilung ( S3 ) hat die americanische 

 mikroskopische Gesellschaft auf einem Platin-Iridiumstab anfertigen lasseu ; 

 gegen maBige Vergiitung werden Vergleichungen mit demselben vorgenommen. - 

 Roger's ( S4 ) neues Ocularmikrometer 1st eine sehr fein getheilte Scaia, die 

 selbst nur durch starkste Oculare aufgelost wird und geeignet ist zu Zahlungen 

 der Felder von Diatomeen u. s. f. 



Zahlapparate. Gram ( S1 ) bringt Notizen iiber die Methodik der Blutkorper- 

 chenzahlung. Nach Abbe berichtet er iiber die Fehlergrenzen des von ihm benutzten. 

 Thoma'schen Apparates ; zur Verdiinnung des Blutes dient die von Hayem modi- 

 ficirte Pacini'sche Fliissigkeit (Sublimat 0,5, Natriumsulfat 5,0, Chlornatrium 2,0, 

 Wasser 200,0). - - Alferow's ( so ) Apparat zur Zahlung der Blutzellen soil einige 

 MiBstande der existirenden Apparate vermeiden ; die Beschreibung ist ohne Abbil- 

 dung nicht zu referiren. Wichtiger als die feuchte Kammer selbst ist die Zahl- 

 methode. An Stelle des Zahlens mit Hiilfe der Quadrirung auf dem Objecttrager oder 

 im Ocular beide konnen iibrigens zur Anwendung kommen tritt Aufzeichnung 

 der Blutkorperchen auf die matte Glasplatte einer mikrophotographischen Camera, 

 die moglichst weit von dem Objectiv (Hartnack 4) am Tubus fixirt ist; letztere 

 muB feststehen, die feine Einstellung hat durch eine Schraube am Objecttisch zu 

 geschehen. Statt des Praparates selbst wird also die Zeichnung bei der Zahlung 

 benutzt. - - Marti US ( s2 ) beschreibt ausfuhrlich eine Vorrichtung zur Frequenz- 

 bestimmung der Flimmerbewegungen ; im Auszug nicht wiederzugeben. 



Jung's ( S5 ) neuesCompressorium,speciell bestimmt fur Untersuchungen kleiner 

 Wasserthiere, ist zur Benutzung wahrend des Mikroskopirens bestimmt ; Einzelheit 

 der anscheinend sehr htibschen Construction ohne Abbildung nicht wiederzugebeu. 



Zentmayer's ( S7 ) neuer Drehtisch gibtdem Objecttrager automatisch cen- 

 trirte Stellung, indem ein der Drehscheibe aufliegender Ring mit elliptischer Off- 

 nung so gedreht wird, daft er den zwischen zwei Federn von beiden Seiten ge- 

 haltenen Objecttrager von zwei Ecken her fixirt. 



Beck's ( 88 ) vollstandige Mikroskopirlampe ist eine Petroleumlampe mit 

 complicirten Einrichtungen zur Verstellung der Sammellinse u. s. f. Hitchcock 

 ( 94 ) bringt Beschreibung und Abbildung neuer Mikroskopirlampen von Walmsley 

 und Bulloch, beide zweckmaBig durch die grofte Beweglichkeit der Lampe wie 

 der Condeusorlinse, sowie durch die Abblendung alien Nebeulichtes durch die 

 undurchsichtigen Metallgehause, aus welchen das Licht nur an einer Stelle durch 

 rechteckige Offnungen, deren Breite verstellt werden kann, austritt. E. M. Nel- 

 son's ( 95 ) Mikroskopirlampe ist eine Petroleumlampe, die an einein Stativ neuer- 

 dings durch Trieb und Zahnstange verschiebbar fast bis auf die Tischplatte ge- 

 senkt werden kann. Der Metallkamin tragt einen seitlichen Ausschnitt mit Glas- 

 einlage, an welcher eine Sammellinse angebracht ist. Verfertiger Swift & Son. 



Elektrisches Licht. Flesch ( 91 , 92 ) bringt kritlsche Erb'rterungen iiber die 

 Verwendbarkeit des elektrischen Gliihlichtes zu mikroskopischen Zwecken, welche, 

 ebenso wie die spa'ter publicirten Versuche, dasselbe als auBerst zweckmaBig und 

 alien anderen Lichtquellen iiberlegen erscheinen lassen. - - Ein Aufsatz des Journ. 

 R. Microsc. Soc. ( 90 ) reproducirt die Versuche, welche Voit gemeinschaftlich mit 

 Kiihne, Kupffer, Riidinger und Bollinger beziiglich der Anwendung des elek- 

 trischen Lichtes zu mikroskopischen Untersuchungen unternommen hat, auBerdem 



