N. F. XXI. Nr. 7 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



101 



eines vorgeschriebenen : kleinen Weges fortzu- 

 pflanzen , wird durch eine rotierende Walze von 

 bekannter sekundlicher Umdrehung gemessen. 

 Diese Hartgummiwalze tragt auf ihrem Umfange, 

 parallel der Achse, zwei voneinander getrennte, 

 mit zwei Schleifringen verbundene Lamellen, die 

 mit zwei Schleiffedern elektrischen Kontakt geben. 

 Der eine Kontakt wird zur Erzeugung des Schalles, 

 der andere zum Empfang desselben verwandt. 

 Der vom Schall zu durchlaufende Weg wird durch 

 ein Rohrsystem von bekannter Lange dargestellt. 

 Zu Anfang des Rohrsystems befindet sich ein 

 dem ersten Kontakt angeschlossenes Telephon zur 

 Lautangabe, am Ende ein Mikrophon zur Laut- 

 aufnahme. Dem Mikrophon angeschlossen ist ein 

 lautsprechendes Telephon, dessen Stromkreis iiber 

 den zweiten verstellbaren Kontakt geht. Die 

 Einstellung dieses Kontaktes wird registriert durch 

 einen Gradzeiger; die sekundlichen Umdrehungen 

 der durch einen Motor getriebenen Walze be- 

 stimmten Zahlwerk und Uhr. - - Das Ansprechen 

 des lautsprechenden Telephons erfordert die 

 SchlieSung des iiber den zweiten Kontakt laufen- 

 den Stromkreises durch Wirken desselben Kon- 

 taktes in dem Moment, da der Schall das Mikro- 

 phon triflt. Aus der entsprechenden Einstellung 

 des Gradzeigers, dem Drehungswinkel , der Um- 

 drehungszahl u, der rotierenden Walze pro Sekunde 

 und dem Schallweg s folgt die Schallgeschwindig- 

 keit v nach der Gleichung: 



_ 360 -u-s 

 a 



Als Mittelwert ergab sich fiir v in der Luft 

 bei etwa 15 Temperatur 333,5 m. Fiir andere 

 Gase werden die Werte gleicherweise ermittelt, 

 indem das betreffende Gas durch das Rohren- 

 system langsam hindurchgeleitet wird, wobei die 

 Stromungsgeschwindigkeit des Gases der Schall- 

 geschwindigkeit gegeniiber vernachlassigt werden 

 kann. Fur Kohlensaure ergab sich so der Mittel- 

 wert v = 269 m, fur Wasserstoff v == 1258 m. 



Das lautsprechende Telephon kann ersetzt 

 werden durch einen Oszillographen, der die rich- 

 tige Stellung des Gradzeigers fiir den zweiten 

 verstellbaren Kontakt zu erkennen gibt durch das 

 Auftreten von Schwingungen des Lichtzeigers. 

 Eine weitere Moglichkeit, den Drehungswinkel 

 mit Hilfe des Auges einzustellen, bietet die Flam- 



menkapsel von K 6 n i g. Man verbindet sie sinn 

 gemafi mit dem lautsprechenden Telephon und 

 beobachtet im rotierenden Spiegel die Flammen- 

 bilder. 



Bei der Bestimmung der Schallgeschwindigkeit 

 in festen und fliissigen Korpern ist das laut- 

 sprechende Telephon dicht ans Ohr zu bringen, 

 damit der verstellbare Kontakt richtig eingestellt 

 werden kann. Der in dem lautsprechenden Tele- 

 phon den Schall erzeugende Wechselstromimpuls 

 ist hier schwacher als bei Gasen, das die richtige 

 Stellung des zweiten Kontakts anzeigende An- 

 sprechen demzufolge auch schwacher. Zur 

 Ausfiihrung einer derartigen Bestimmung ist ferner 

 notig, das zu untersuchende Mittel an Stelle des 

 Rohrensystems einzuschalten, sei es in Form eines 

 runden, - massiven Stabes, der an einem Ende 

 dicht aufsitzend das Telephon und am anderen 

 Ende das Mikrophon tragt, oder sei es, wie z. B. 

 bei Wasser, dafi man das Telephon mit einem 

 Schalltrichter versieht, der ins Wasser taucht und 

 das Mikrophon auf einem Holzbrettchen, Membran 

 parallel der Wasseroberflache und ihr zugekehrt, 

 schwimmen lafit. Auch in Rohren lassen sich 

 Fliissigkeit einschliefien und zweckentsprechend 

 zwischen Telephon und Mikrophon bringen. Als 

 Schallwege fiir feste Korper eignen sich gespannte 

 Drahte oder Faden. Schliefilich braucht man nur 

 Telephon und Mikrophon mit schwachem Druck 

 gegen die Zimmerwand zu halten oder auf den 

 Tisch zu setzen, Membran parallel der Oberflache, 

 um die Schallgeschwindigkeit in der Wand (Mauer- 

 werk) und im Tische (Holz) zu ermitteln. 



Ohne Schwierigkeit lafit sich mit dem Zeit- 

 bestimmungsapparat eine sekundliche Umdrehungs- 

 zahl gleich 60 erzielen. Wird der verstellbare 

 Kontakt demgemafi auf 30 eingestellt, so ergibt 

 sich 1 J 7 . 2U Sekunde, so dafl der Schallweg bei 

 Wasser etwa 2 m ware, eine relativ kleine Weg- 

 lange. Bei. Metallen ist die Weglange etwa 8 m 

 unter gleichen Umstanden. 



Vortragender hat seine Versuche in bezug auf 

 fliissige und feste Korper noch nicht abgeschlossen, 

 halt aber jetzt schon eine weitere Verminderung 

 des Schallwegs fiir moglich. Da der Versuch 

 als Schulversuch gedacht ist, so ist auf etwaigc 

 Korrektionen des Versuchsresultats keine Riick- 

 sicht genommen, da sie das Resultat nicht wesent- 

 lich andern wiirden. Petersen. 



Biicherbesprechimgen. 



Jungklaus, Fr., Der kleine Miinsterlander 

 Vorstehhund (Westfalischer Wachtelhund, 

 Heidewachtel, Spion, Stober, Vogelhund, Ha- 

 bichtshund) als Jagd- und Haushund, unter Be- 

 riicksichtigung der verwandten Schofihundformen 

 in historischer und zoologischer Beleuchtung. 

 112 Seiten. Mit Titelbild, 4 Vollbildern und 

 54 Abbildungen im Text. Neudamm 1921, 

 Verlag J. Neumann. 

 Mit Freude begriifien wir alle diejenigen Be- 



strebungen, welche dahin zielen, die alien heimi- 

 schen Hunderassen wieder zu Ehren und erneuter 

 Geltung zu bringen. Einer der bewahrtesten 

 Vorkampfer auf diesem Gebiet ist der Verf. des 

 oben genannten Buchleins, der mit diesem die 

 Aufmerksamkeit auf eine der interessantesten 

 deutschen Rassen, den Miinsterlander Vorstehhund, 

 lenkt. Nachdem er uns mit dem Wesen und der 

 Verbreitung der hierhin gehorenden Hundeformen 

 bekannt gemacht hat, erfahren wir von der in fruherer" 



