154 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XXI. Nr. ii 



Prof. Ernst Bresina in Wien, die unentbehr- 

 lichen Unterlagen. E. Weber fand, dafi die vom 

 Plethysmographen gezeichnete absteigende Kurve 

 nach grofier Ermiidung eines Korpergliedes viel 

 grofiere und gedrangter stehende Zacken als sonst 

 lieferte. Ferner fand er, dafi, wenn nun z. B. 

 nach einem Dauerlauf kraftige Armbewegungen 

 vorgenommen wurden, die Kurve wieder normal 

 ward, d. h. dafi die frisch zu arbeiten beginnenden 

 und reichlich blutdurchstromten Armmuskeln die 

 durch die Ermiidungsstoffe zusammengezogenen 

 BlutgefaBe der Beinmuskeln ' erweiterten , mil 

 frischem Blut fullten und so belebten, dafi die 

 Ermiidungsstofife hinweggespiilt wurden. Beim 

 Ersinnen seines neuen Apparates ging nun Bre- 

 sina von der durch Pelnar, Piper u. a. er- 



Abb. I. Der Palmograph von Ernst Bresina. 



(Aus dem Archiv fiir Hygiene, Bd. 89, 1920.) 

 In dem Holzbrett a das Zielloch b, c der Zielstift, d der 

 Rahrnen, e das Stativ, f die vier Befestigungs^tellen des Draht- 

 kreuzes h, g der Aluminiumring darin, i die Befestigungsbsen, 

 von denen aus der Faden k iiber Kollen zum Schreibhebel 1 fiihrt. 



wiesenen Tatsache aus, dafi jene Zackenkurven 

 der Ausdruck von Zitterbewegungen sind, in denen 

 die Arme und Beine des Menschen acht bis drei- 

 zehnmal in der Sekunde in sehr kleinen Wellen 

 schwingen. Wodurch dieses Zittern der Muskeln 

 hervorgebracht wird, ist noch nicht ganz erforscht, 

 doch scheinen nicht nur die Beuge- und Streck- 

 muskelnerven daran beteiligt zu sein, sondern 

 hauptsachlich eine im Gehirn oder Riickenmark 

 liegende Zentralstelle. Bresina ging ferner da- 

 von aus, dafi sein Apparat unter Benutzung jener 

 Zitterkurven-Schreibmethode nicht nur die gegen- 

 wartige Ziel- und Treffsicherheit der gepriiiten 



Personen selbst zeigen, sondern dafi gleichzeitig 

 und umgekehrt durch die Art und Weise des 

 Zielens und Treffens die veranderten Zacken- 

 kurven verraten sollten, ob und wie sehr den 

 Priifling eine kurze Zeit vorher getane Arbeit er- 

 miidet hatte. 



Prof. Bresina taufte seinen Apparat Palmo- 

 graph, zu deutsch etwa Zitterschreiber. Er be- 

 stand aus einem quadratischen, fensterrahmen- 

 artigen Holzgestell von 2O cm Seitenlange mit 

 einem das Treffziel bedeutenden Loch in der 

 Mitte. An den vier Ecken des Rahmens waren 

 Haken zum Einhangen eines sonst freischweben- 

 den spiralfedernden Drahtkreuzes, dessen Mittel- 

 punkt, genau dem Rahmenloch gegenuber, 4 cm 

 von diesem entfernt war. In diese mittlere Draht- 

 kreuzungsstelle war ein Aluminiumring eingelassen, 

 durch den hindurch man das Loch zu treffen 

 suchen muBte. Als Zielinstrument diente ein 

 Hartgummistift, dessen Spitze genau in das Loch, 

 dessen Stielrund genau in den Aluminiumring 

 hineinpafite. Hatte man gut gezielt, so traf der 

 Stift glatt in das Loch hinein, der Ring wurde 

 dabei in vollig gerader Richtung dem Loch ge- 

 nahert. Hatte man schlecht gezielt, so mufite die 

 Stiftspitze sich erst ihren Weg zu dem Loch 

 suchen, wobei der Ring des federnden Draht- 

 kreuzes mehr oder weniger zur Seite gedriickt 

 wurde, um nach Herausziehen des Stiftes wieder 

 in seine zentrale Lage zuriickzuschnellen. Diese 

 voriibergehende Verschiebung ergab nach den 

 angestellten Versuchen einen vorziiglichen Grad- 

 messer der Treffsicherheit eines Stofies und des 

 dabei von der betreffenden Person bekundeten 

 Ermudungszitterns. Um letzteres graphisch durch 

 eine Zackenkurve auszudriicken, war oben an dem 

 Aluminiumring eine Schnur befestigt, die iiber 

 Rollen zu einem Schreibhebel fiihrte, welch letz- 

 terer die Bewegungen des Ringes in vergroBertem 

 MaSstab auf einer Drehtrommel verzeichnete. 

 Damit das mehr oder weniger sichere Treffen 

 auch zeitlich wahrgenommen und geschatzt wer- 

 den konnte, fiihrte von dem einen Pol eines 

 Akkumulators ein Kupferdraht von hinten in das 

 Zielloch, wahrend von dem anderen Pol ein Draht 

 ausging, der iiber einen Leitungswiderstand durch 

 den Hartgummistift hindurch bis zu dessen Spitze 

 reichte. Bei jedem Treffversuch wurde so der 

 Stromkreis geschlossen und dies auf der Dreh- 

 trommel durch eine entsprechende Zacke ver- 

 zeichnet, die, ins Zeitliche iibersetzt, von einer 

 Uhr mit Fiinftelsekunden - Einteilung abgelesen 

 werden konnte. Der ganze Apparat stand, von 

 einem Stativ gehalten, so auf dem Tisch, dafi der 

 Priifling das Ziel etwas links in Augenhbhe vor 

 sich hatte, so dafi die Rechte aus 2 cm Entfer- 

 nung mit dem Stift vollig frei und ungezwungen 

 nach dem vom Ring, wie gesagt, noch 4 cm ent- 

 fernten Loche zielen und stofien konnte. 



Die sechs Personen, vier mannliche und zwei 

 weibliche, die Prof. Bresina fiir seine ersten 

 Versuche zur Verfiigung hatte, standen im Alter 



