N. F. XVII. Nr. 43 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



mit Rhodiumantikathode, das mit einem Kochsalz- 

 kristall aufgenommen ist. Man erkennt das kon- 

 tinuierliche, in diesem Fall schwache Bremsspektrum 

 zwischen 3 und 10; dariiber liegt das Spektrum 

 der Eigenstrahlung des Rhodiums, das aus den 

 beiden verschieden hellen Linien r : und R., be- 

 steht. Jenseits 10" sieht man das Spektrum 

 2. Ordnung mit vergroSerten Abstanden und 

 verringerter Helligkeit. 



Ersetzt man die lonisationskammer durch eine 

 photographische Platte, die man an Stelle von S 2 

 senkrecht zu den Strahlen aufstellt, dann bildet 

 sich das Spektrum auf derselben ab, und zwar er- 

 halt man, wie Abb. 5 

 (s. unten), die einen 

 Teil des Platinspek- 

 trums wiedergibt, zeigt, 

 Linien, die an Scharfe 

 denen im optischen 

 Spektrum eines gliihen- 

 den gasformigen Kor- 

 pers nicht nachstehen. 

 Damitsamtliche Strah- 

 len des auffallenden 

 Biindels, die wegen der 

 endlichen Breite des 

 Biindels unterein vvenig 

 verschiedenen Winkeln 

 die Kristallflache tref- 

 fen, sich nach der Re- 

 flexion in S 2 schneiden 

 und dort eine scharfe 

 Spektrallinie erzeugen, 

 ist es notig, dafi der 

 Abstand Spalt S t - 

 Kristall (Drehachse) 

 gleich dem Abstand 

 Kristall - photogra- 

 phische Platte ist. Der 

 Abstand betragt mei- 

 stens 12 15 cm, die 

 Spaltbreiten o, I 0,2 

 mm. Die scharfsten 

 Abb. i. Spektren erhalt man, 



wenn man bei ruhender 



Platte den Kristall durch geeignete Benutzung eines 

 Uhrwerks oder eines Elektromotors mit gleich- 

 mafiiger Geschwindigkeit um einen bestimmten 

 VVmkcl bin und zuriick schwenkt. Man stellt 

 ferner die Antikathodenebene so, dafi sie durch 

 den Spalt Sj und die Drehachse geht; man ver- 

 wendet dann die Strahlen, die tangential von ihr 

 fortgehen und die daher nach der einen Seite 

 scharf begrenzt sind. Drehender Kristall und 

 photographische Platte sind zuerst 1913 von de 

 Broglie mit Erfolg zur Aufnahme von Rontgen- 

 spektren benutzt worden. 



Neben dieser meistens angewandten Methode 

 sind noch andere bekannt, die nur erwahnt werden 

 mogen : Man kann eine zylindrisch gebogene 

 Kristallflache (Glimmer) benutzen oder, wie Deby e 

 und Scherrer es machen, ein Stabchen, das aus 



Kristallpulver geprefit wird. ! ) Man kommt auch 

 ganz ohne Spalt aus, wenn man eine scharfe 

 Metallschneide auf den Kristall aufsetzt. Da die 

 Strahlen nur bis zu geringer Tiefe eindringen - 

 in einen Kochsalzkristall etwa bis zu 0,5 mm , 

 so wird auch bei dieser Anordnung ein schmales 

 Biindel ausgesondert. 



Mit Hilfe von Fotmel I kann man, wenn man 

 aus der Lage der Linien im Spektrogramm die 

 Winkel (p gemessen hat, die Wellenlange der 

 Strahlen berechnen. Wie der Abstand a zweier 

 benachbarter Netzebenen berechnet wird, moge 

 man in der schon mehrfach angefuhrten Arbeit 

 (S. 525) nachlesen. Nimmt man fur die Avoga- 

 drosche Zahl N (Anzahl der Molekiile in einem 

 Mol) 6,05 io- 3 , dann erhalt man fur die Gitter- 

 konstanten d folgende Werte: 



Kristall 



Eben 



IOO bedeutet eine Wiirfel-, ill eine Oktaeder- 

 flache. - Die bis jetzt erreichte Trennbarkeit 

 zweier benachbarter Linien im Hochfrequenzspek- 

 trum tibertrifft nicht viel die Auflosung der beiden 

 gelben (D-)Linien im Spektrum des Natriumdampfes. 



Zur Erzeugung der Rontgenstrahlen vervvendet 

 man luft- oder wassergekuhlte technische Rohren, die 

 mit dem einer Hochspannungsgleichrichteranlage 

 entnommenen Strom betrieben werden. Da es 

 notig ist, als Antikathode das zu untersuchende 

 Metall zu verwenden, nimmt man Rohren, die eine 

 mittels Schliff auswechselbare Antikathode haben. 

 Da weiche Strahlen durch Glas nicht hindurch- 

 gehen, benutzt man zu ihrer Untersuchung Fenster 

 aus Lindemann-Glas (Lithiumglas) oder aus Alumi- 

 nium, die in die Rohre eingesetzt werden. Der 

 schwedische Forscher M. Siegbahn (Lund), der 

 sich um die systematische Erforschung der Hoch- 

 frequenzspektra sehr verdient gemacht hat, hat 

 zur Untersuchung sehr weicher Strahlung, die schon 

 in Luft absorbiert wird, einen Vakuumspektro- 

 graphen gebaut, indem er den oben geschilderten 

 Spektralapparat in einem Gehause aufstellt, aus 

 dem die Luft herausgepumpt wird. 



Noch eine weitere Methode kommt gelegent- 

 lich fiir die Erregung der Spektren in Betracht: 

 das Atom sendet namlich seine charakteristische 

 Strahlung nicht nur aus, wenn es von Elektronen 

 getroffen wird, sondern auch, wenn es durch 

 Rontgenstrahlung erregt wird. Das Sekundar- 

 strahlungsverfahren leidet unter dem Mangel 

 an Intensitat; infolgedessen sind lange Belichtungs- 

 zciten erforderlich. 



') Naturw. Wochenschr. XVII (18)8.219. XVI (17) S. 634. 



