300 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XI. Nr. 19 



drehung auf ; auch ein drittes Mai konnte die Re- 

 sonanz beobachtet werden. 



Einen einfacheren Weg zum Nachweis der 

 Resonanz'beschreibt Maly (a. a. O. XXIV, 213). 

 Er hangt, ahnlich wie zuerst Overbeck getan, ein 

 i kg und I J ., kg-Stiick an zwei ca. 0,4 mm dicken 

 Drahten so auf, dafi beide Pendel gleiche Schwin- 

 gungsdauer haben und kuppelt beide Pendel durch 

 einen diinnen Faden, der um J /s langer als der 

 Abstand beider Pendel ist und durch ein kleines 

 Gewicht, etwa 3 g, belastet wird. Mit Hilfe eines 

 Stativs und einer Schraubenklemme kann der 

 Draht, an dem die Gewichte hangen, in beliebiger 

 Lange festgelegt werden. Das eine Pendel hat 

 dann eine kiirzere Schwingungsdauer als das 

 andere. So kann man das eine Pendel in Sch wingung 

 versetzen und die Resonanz am anderen Pendel 

 beobachten, das gleiche Schwingungsdauer hat, oder 

 durch Abklemmen auf die viertel, drittel, halbe 

 Schwingungsdauer gebracht wurde. Einige nette 

 Schiileriibungsversuche finden wir in School 

 Science IX, 8, 9, die allerdings meist nur verbesserte 

 Auf lagen deutscher Ideen sind. M e 1 d e hat in engen, 

 einseitig geschlossenen Rohren von 0,5 bis I mm 

 Durchmesser, in denen er Luft durch Quecksilber- 

 faden absperrte, das Boyle - Mariotte'sche Gesetz 

 nachgewiesen, indem der Quecksilberfaden die Gas- 

 menge driickt, wenn die Rbhre so gehalten wird, 

 dafi er iiber der Gasmenge liegt, dagegen ver- 

 mindert das Quecksilber den Druck, wenn man 

 die Rohre mit der Offnung nach unten halt, 

 das Quecksilber also gewissermafien eine Saug- 

 wirkung ausiibt. Charles Slater verwendet 

 diese Vorrichtung, um den Ausdehnungskoeffizien- 

 ten der Luft zu bestimmen. Das geschlossene 

 Ende wird mit ein wenig Schwefelsaure beschickt, 

 in das offene Ende bringt man mittels einer 

 Kapillare Quecksilber als Absperrfliissigkeit. Das 

 so abgesperrte Luftvolumen wird in heifies und 

 kaltes Wasser getaucht und das Volumen der Luft 

 bestimmt. Der Ausdehnungskoeffizient ergab sich 

 als Mittelwert aus 60 Ubungen zu 0,00364. Um 

 die Ausdehnung durch Warme an Metall oder 

 Glas zu messen, beschreibt C o r r e n einen Apparat, 

 der wieder nur eine Abanderung eines von Merkel- 

 bach konstruierten ist. Eine Metall- oder Glas- 

 rohre wird durch hindurchstromenden Dampf er- 

 warmt, der erst zu einem Rohr fiihrt. Das Quer- 

 ende ist mit einem Schlauch und einem Quetsch- 

 hahn verschliefibar, und durch dieses Ende ent- 

 weicht der Dampf vor dem Versuch. Schliefit 

 man den Hahn, so geht nun der Dampf durch 

 das zu diesem Rohre senkrechte Rohr in ein Stuck 

 Schlauch, der durch einen Quetschhahn bis jetzt 

 verschlossen war, und geht von da in die zu unter- 

 suchende Rohre. Sie tragt an einem Ende eine 

 Ouernut, in die das /\ Ende eines Holzkeiles 

 eingreift, das andere Ende liegt auf zwei Walzen 

 auf, die nach Art der Friktionsrader der Atwood- 

 schen Fallmaschine ein Rad mit Zeiger bewegen. 

 Die Messungen weichen nur um L /io /o vonein- 

 ander ab. 



Um die Oberflachenspannung zu messen, 

 tauchte Hall einen Kupferreifen von 0,017 cm 

 Dicke und 6,4 cm Durchmesser in eine Schale 

 mit Alkohol oder einer anderen Fliissigkeit. Der 

 Ring hangt an einer Spirale von 0,05 cm dickem 

 Neusilberdraht, deren Dehnung auf einer Skala 

 ablesbar ist. Die Spirale wird nach Gramm ge- 

 eicht. Senkt man die Schale, so hebt der Ring 

 ein Flussigkeitsband, das bei einem bestimmten 

 Zuge reifit. Unter der nicht ganz richtigen Vor- 

 aussetzung, dafi der Randwinkel des Fliissigkeits- 

 bandes 180" ist, berechnet sich die Oberflachen- 

 spannung als Quotient aus Zug und doppeltem 

 Ringumfang. 



Zu den unangenehmsten Versuchen gehoren 

 die zur Bestimmung des mechanischen 

 Warmeaquivalentes. Grimsehl gibt in 

 seinem Lehrbuch eine neue Anordnung an , die 

 sich eng an den Joule'schen Versuch anschlieSt. 

 Ein fallendes 25 kg-Gewicht setzt einen Zylinder 

 in Bewegung und leistet damit eine Arbeit, die 

 als Produkt aus Gewicht und Weg leicht gefun- 

 den werden kann. Auf der Achse des Zylinders 

 sitzt ein Holzcylinder mit konischer Bohrung, in 

 die ein hohler Kupferkonus mit Reibung pafit, 

 der mit einem Handgriff gegen den sich drehen- 

 den Holzkonus gedruckt wird. Der Kupferkegel 

 wird die Luft in seinem Innern erwarmen und 

 ein Manometer, das mit der Luftmenge im Innern 

 des Kupferkonus verbunden ist, zeigt die Erwar- 

 mung an, wobei die Eigenerwarmung des Kupfer- 

 konus verloren geht. Der Apparat wurde von 

 Paschen und W o 1 ff (Physik. Ztschr. XII, 1911) 

 so verbessert, dafi man feine messende Versuche 

 damit anstellen konnte, die in bezug auf Genauig- 

 keit den meisten Praktikumsapparaten iiberlegen 

 sind. Die Verf. befestigen an Stelle des Holz- 

 zylinders einen Kupferzylinder auf der Achse von 

 54 mm Lange und 31 mm Durchmesser. Um 

 diesen Zylinder wird ein Stuck feinste Schleier- 

 seide gelegt, das trocken mit Seife leicht be- 

 strichen wird. 2 Kupferhalbzylinderschalen von 

 6 mm Dicke pressen gegen den rotierenden 

 Kupferzylinder, dessen Temperaturerhohung durch 

 ein Thermoelement angegeben wird. Die Reibung 

 reguliert von selbst den Vorgang so , dafi das 

 25 kg-Gewicht in i 1 /., 2 Minuten um I m gleich- 

 formig sinkt. Nach B'estimmung des Wasserwertes 

 vom Kupferzylinder ink). Seide, des Gradwertes des 



- . 

 Thermoelementes liefert der Versuch 4,187 IO' . 



Erg 

 Der wahrscheinlichste Wert ist 4,188- IO 7 p 



Die Mitteilungen sollen nicht geschlossen werden, 

 ohne dafi auf ein aufierst praktisches Galvano- 

 meter fiir Schiileriibungen hingewiesen sei 

 (Noack, Ztschr. f. phys. u. chem. Unter. XXIII, 

 267). Das Instrument vereinigt grofien Umfang 

 der Verwendungsmoglichkeit mit einfachem Bau, 

 leichter Handhabung und Billigkeit. In einer 

 unten zugeschmolzenen Glasrohre von 12 mm 



