26 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VII. Nr. 2 



sche Pumpe aber sehr schnell arbeitet, kann man 

 diesen Druck auch noch erheblich unterschreiten. 

 Es ist unter giinstigsten Bedingungen mit dieser 

 Pumpe bereits nach 5 Minuten ein Vakuum von 

 0,027 mm un d nach 15 Minuten ein solches von 

 ca. 0,000003 mm, d. h. das hochste bisher iiber- 

 haupt jemals erzielte Vakuum, erreicht werden. 



Fig. 4. Gaede'sche Luftpumpe mit angeschlossener Rontgenrohre. 



Garantiert wird ein Vakuum von 0,00004 mm - 

 Eine Rontgenrohre kann mit Hilfe dieser Pumpe 

 in 2 ' ., Minuten vom Atmospharendruck bis auf 

 das Rontgenvakuum entleert werden. Die neuesten 

 Pumpen dieses Systems haben an der Peripherie 

 der Trommel noch Sicherheitsventile mit Gummi- 



dichtung, durch welche das friiher mitunter beim 

 plotzlichenLufteinlassenvorgekommeneZerspringen 

 der Porzellanwandung infolge des Anpralls des 

 von beiden Seiten in den Kanalen emporsteigen- 

 den Quecksilbers vollstandig verhindert wird. 



Der Preis der Gaede'schen Pumpe betragt ohne 

 Ouecksilber, jedoch mit der oben nicht erwahnten, 

 dazu gehorigen Glasappara- 

 Uir (Barometerprobe, Trok- 

 kengefafi und Schliffstiick, 



v g'- Fig- 4) 33 Mk. Der 

 Quecksilberbedarf betragt 

 i 1 ., 1, so dafi dadurch der 

 Preis ungefahr noch um 

 160 Mk. steigt. Der Antrieb 

 kann selbstverstandlich eben- 

 so gut wie mit der Hand 

 durch einen Elektromotor 

 erfolgen. 



Bei den oben gemachten 

 Angaben iiber den von den 

 heutigen Luftpumpen erziel- 

 ten Verdiinnungsgrad wird 

 mancher Leser unwillkiirlich 

 gefragt haben, wie man denn 

 so niedrige Drucke, die sich 

 nur auf Hunderttausendstel 

 eines Millimeters Oueck- 

 silbersaule belaufen, zu mes- 

 sen imstande ist? Natiirlich 

 ist dies mit der an jeder 

 besseren Luftpumpe ange- 

 brachten Barometerprobe, 

 d. h. einem einfachen, ver- 

 kiirzten Barometer, schlech- 

 terdings unmoglich. Zur 

 Messung hoher Vacua dienen 

 vielmehr besondere Hilfs- 

 apparate , unter denen das 

 Vakuummeter nach 

 Mac L e o d an erster Stelle 

 benutzt wird. Das Prinzip 

 dieses interessanten Apparats 

 wircl durch die Fig. 5 er- 

 lautert, die wir der Freund- 

 lichkeit der auch solche 

 Vakuummeter fabrizierenden 

 Firma M. Kohl in Chemnitz 

 verdanken. Das ganze In- 

 strument ahnelt auBerlich 

 einer Geifiler'schen Luft- 

 pumpe , da auch hier ein 

 offenes NiveaugefaS R, das 

 durch einen Schlauch mit 

 den festen Teilen des Appa- 

 rates verbunden ist, aus seiner 



tiefsten Stellung (links) so weit gehoben werden 

 kann, dafi das Quecksilber die durch f mit dem 

 Rezipienten in Kommunikation stehenden Rohren 

 ef. cd und ab teilweise erfiillt. Man sieht sofort, 

 dafi der in V und a b enthaltene Luftrest von 

 den ubrigen Teilen abgesperrt wird, sobald das 



