N. F. VII. Nr. 2 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



27 



Quecksilber iiber den Punkt h emporsteigt. Hebt 

 man nun das Gefafi R solange , bis sich die 

 ganze Kugel V und ein Teil der Rohre a b mil 

 Quecksilber gefiillt hat, so ist klar, dafi dann der 

 Druck der nunmehr stark zusammengeprefiten 

 Luftmenge, die sich noch in dem zugeschmolzenen 

 Volumenrohr a b befindet, ganz erheblich gestiegen 

 sein und damit in der gewohnlichen Weise mefi- 

 bar geworden sein wird. Die Eichung des In- 



sammendrtickung auf nach dem Boyle- 



50000 



Mariotte'schen Gesetz auf das 50 ooo-fache. Fur 

 sehr hohe Vakua kann man auch bis auf 0,005 ccm 

 zusammendriicken und daher Hunderttausendstel 

 Millimeter ablesen, fur geringe Vakua dagegen 

 geniigt die Zusammendriickung bis auf 0,1 ccm, 

 bei der die Millimeter im Druckmefirohr den 

 5000 stel mm des Vakuums entsprechen. 



Fig. f,. Vakuummeter nach Mac Leocl. 



strumentes richtet sich natiirlich nach den Dimen- 

 sionen von V und der Rohre a b. Bei dem von 

 der Firma Kohl gebauten Vakuummeter liest man 

 an der Millimeterteilung des Druckmefirohres c d 

 den urspriinglich bei V vorhanden gewesenen 

 Druck direkt in 5OOOo-stel mm ab, wenn das 

 Quecksilber im Volumenrohr a b bei 0,01 ccm 

 steht. Der Inhalt von V und a b betragt namlich 

 500 ccm, daher steigt der Druck bei der Zu- 



Besitzt man kein Vakuummeter (dessen Preis 

 mit Quecksilber immerhin 130 Mk. betragt), so 

 kann man den erreichten Verdiinnungsgrad nach 

 der Veranderung der elektrischen Entladungs- 

 erscheinungen beurteilen. Es zeigt sich namlich: 



bei 40 mm Druck der leuchtende Faden nach de 



la Rive. 

 10 mm ,, Auf losung des Fadens in Bander. 



