122 



\atur\vissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VII. Nr. 8 



Overton her, der sie bei Volvox beobachtet haben 

 will. (S. meine Arbeit von 1891, S. 5455.) 



7. Inwiefern ich die Hypothese, daS die Plas- 

 modesmen Wege der Plasmaleitung seien, von 

 der, dafi sie der Stoffwanderung dienten, nicht 

 geniigend trennte (S. 20, Sp. I ), ist mir unerfind- 

 lich, denn ich habe in meiner Arbeit die Stoff- 

 leitung eben auf Plasmastromungen zuruckzufiihren 

 versucht. 



8. Dafiir, dafi in besonders reizempfindlichen 

 Pflanzenteilen auch besonders viele oder besonders 

 starke Plasmodesmen vorkamen (S. 21, Sp. i), hat 

 sich allein Hill ausgesprochen, samtliche anderen 

 Autoren behaupten das Gegenteil, darunter auch 

 ich selbst (Ber. d. D. B. G. 1902, S. 107). 



9. Braun sagt (S. 20, Sp. 2) : ,,Aufierdem hat 

 Miehe beobachtet, dafi beim Abziehen bestimmter 

 Epidermen die Kerne ,in blitzschneller Reaktion' 

 durch mehrere Zellen hindurcheilen, was natiir- 

 lich nur durch die Plasmodesmen hindurch ge- 

 schehen kann." Inwiefern ,,natiirlich" ist nicht 

 einzusehen, denn die Wanderung konnte auch 

 durch Wunden hindurchgehen, die bei der Pra- 

 paration entstanden sind. VViewohl Strasburger 

 sich fur die Befbrderung der Kerne durch die 

 Plasmodesmen ausspricht, ist die Sache immerhin 

 noch hochst zweifelhaft. Ich selbst habe die 

 Miehe'schen Untersuchungen nachgemacht und 

 fand, dafi der Durchtritt besonders an den Zell- 

 e c k e n erfolgt, wo bestimmt keine Plasmodesmen 

 vorhanden sind. Wiewohl es in hohem Grade 

 fur die von mir friiher geltend gemachten An- 

 schauungen uber die Stoffwanderung sprechen 

 wiirde, wenn die Kerne wirklich ihren Weg durch 

 die Plasmodesmen nahmen, stehe ich dieser An- 

 sicht hochst skeptisch gegeniiber. 



10. Braun sagt (S. 22, Sp. l), er halte die Be- 

 weise Nemec's fur das Vorhandensein von reizleiten- 

 den Fibrillen in den Zellen fur starker als Haber- 

 landt's Einwande dagegen. In solchen Dingen 

 beweisen aber nicht Diskussionen, sondern allein 

 Beobachtungen, und Braun gibt nicht an, dafi er 

 solche gemacht habe. Bis jetzt hat aber niemand 

 aufier Nemec selbst diese angeblichen Fibrillen 

 gesehen, und ich kann hinzufiigen, dafi auch ich 

 mich von ihrem Vorhandensein in Allium-Wurzeln, 

 also dem klassischen Objekt von Nemec, nicht 

 iiberzeugen konnte. Durch rasche Temperatur- 

 anderung, wie sie Nemec anwandte, wiirden aufier- 

 dem nicht blofl die angeblichen Fibrillen zerstort, 

 sondern es wiirde iiberhaupt die Struktur des 

 Plasmas der leitenden Zellen gestort werden, so 

 dafi man sich gar nicht wundern konnte, wenn 

 auch ohne das Vorhandensein von Fibrillen die 

 Reizleitung unterbrochen wiirde. 



Kienitz-Gerloff, Weilburg. 



Uber die Behandlung der elektrischen La- 

 boratoriumsofen mit Platinwiderstand. -- Auf 

 meinen in Nr. 28 und 29 des vorigen Jahrgangs 

 der ,,Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" er- 



schienenen Artikel uber den elektrischen 

 Of en erhielt ich u. a. eine Zuschrift aus Siid- 

 deutschland, worin iiber geringe Haltbarkeit der 

 Ofen mit Platinfoliewicklung Klage gefiihrt wird. 

 Es heifit da u. a. : ,,Fig. 7 wird manchen 

 veranlassen, sich ein solches Ofelchen zu kaufen. 

 Ich teile Ihnen mit, dafi mein Exemplar trotz 

 sorgfaltiger Behandlung schon nach 7 Expe- 

 rimenten kaput war und hohe Reparaturkosten 

 verursachte. Vielleicht wiirden Sie manchem 

 einen Dienst leisten, wenn Sie Umfrage hielten 

 nach der Haltbarkeit dieser Dinger in irgend einer 

 Form. Die Kollegen waren Ihnen sicher dankbar." 



Wie sich der Herr Einsender eine solche Um- 

 frage denkt, ist mir nicht ganz klar. Auch konnte 

 man sich davon keinen Erfolg versprechen. Denn 

 die Lebensdauer eines derartigen Apparates ist 

 von der individuellen Behandlung abhangig, die 

 ihm zuteil wird, und das erwahnte Mifigeschick 

 kann nur darauf zuriickgefiihrt werden, dafi der 

 Ofen trotz gegenteiliger Versicherung keine ge- 

 niigend sorgfaltige, oder besser trotz sorgfaltiger, 

 doch nicht die richtige Behandlung erfuhr. 



Die erwahnte Zuschrift veranlafit mich nun - 

 und ich glaube damit jenem Wunsche am besten 

 Rechnung zu tragen - - meiner Abhandlung in 

 Nachstehendem noch ein paar Worte uber die 

 Behandlung des sog. Widerstandsofens folgen zu 

 lassen. 



Das Arbeiten mit einem elektrischen Labora- 

 toriumsofen, welcher an eine vorhandene Stark - 

 stromleitung angeschlossen wird, geschieht am 

 besten unter Benutzung eines in die Leitung ein- 

 geschalteten Kurbelwiderstandes wie Fig. i zeigt. 

 a : a., sind die Anschlufiklemmen an die Leitung. 

 W ist ein Widerstand von 18 Ohm fur 5 22 Amp. 

 mit 34 Kontakten, der das Einschalten eines mehr 

 oder weniger grofien Widerstandes vermittels einer 

 Kurbel gestattet. Aufierdem sind noch zwei 

 Sicherungen Sj und s., in den Stromkreis geschaltet. 

 S ist das Amperemeter, A der Ausschalter. Diese 

 einzelnen Gegenstande sind zweckmafiig auf ein 

 Schaltbrett montiert. Von hier aus wird der An- 

 schlufi nach dem elektrischen Ofen durch Kupfer- 

 drahte vermittelt. Letzterer sei in Fig. 2 darge- 

 stellt , und zwar mit teilweise geoffnetem Heiz- 

 rohr. K, K., sind hier die Anschlufiklemmen des 

 Ofens, die mit den beiden Enden der Platinfolie 

 in Verbindung stehen. Die Temperatur des Ofens 

 wird mit dem in einem Schutzrohr lagernden Thermo- 

 element und dem damit verbundenen Galvanometer 

 gemessen. Bekanntlich entsteht beim Erwarmen der 

 Lotstelle zweier verschiedener Metalle ein elektri- 

 scher Strom Thermostrom , dessen elektromo- 

 torische Kraft mit zunehmender Temperatur wachst. 

 Verbindet man also die freien Enden zweier ein- 

 seitig zusammengeloteter, aus verschiedenem Me- 

 tall bestehenden Drahte mit den Klemmen eines 

 empfindlichen Galvanometers, so kann man den 

 Zusammenhang der elektromotorischen Kraft mit 

 der Temperatur der Lotstelle beobachten. Zum 

 Zweck der Temperaturmessung bedient man sich 



