N. F. VII. Nr. 8 



Natunvissenschaftliche \Vochenschrift. 



123 



nun eines Galvanometers, welches niclit allein die 

 elektromotorische Kraft, in Millivolt ausgedriickt, 

 anzeigt, sondern auch gleichzeitig die Temperatur 

 in Celsiusgraden. Die Skala eines solchen Gal- 

 vanometers ist in zwei Teile geteilt, auf deren 

 einem die elektromotorische Kraft in Millivolt, und 

 auf deren anderem Teile die Celsiusgrade aufge- 

 tragen sind. Fig. 2 zeigt rechts das Aufiere eines 

 derartigen Millivoltmeters. Als Thermoelement be- 

 dient man sich am zweckmaSigsten eines solchen 



Gase, wie Kohlenoxyd, in seiner Zuverlassigkeit 

 durch Diffusion des Gases in das Metall beein- 

 trachtigt wird und dadurch ziemlich grofie Fehler 

 in der Temperaturbestimmung eintreten konnen, 

 empfiehlt es sich, ein auBen glasiertes Schutzrohr 

 zu verwenden. Denn selbst wenn Temperaturen 

 im Ofen erzeugt werden, welche iiber dem Schmelz- 

 punkte der Glasur liegen, ist dann das Innere des 

 Rohres gegen den EinfluB im Ofenraum befind- 

 licher Gase geniigend geschiitzt. 



PiKh 



Fig. I. 

 Schaltbrett. 



S [Strommesser. s^ Sicherungen. W Widcrstand. 



Iv Kurbcl, um c drehbar. A Hebel-Ausschalter. 



a,a. 2 Anschlufiklemmen an die Starkstromleitung. 



b, b., Klemmen zum Anschlufi nach dem Ofen. 



Fig. 2. 



Elektrisclier Laboratoriumsofen. 



Th Thermoelement, dessen Schenkel mil dem Galvanometer 

 verbunden sind. M Ofenmantel. Wm Warmeschutzmasse. 

 L Luftraum. R Heizrohr rnit Folie f. T Versuchstiegel. 

 r Tragrohr. c Grundplatte. b Stiitzen. a Drehbare Welle, 

 an welcher der Ofen hangt. 



is 



3' Thermoelement. L Lcitstclle. as jiufieres,' is inneres Porzellanscliutzrohr. 



von Le Chatelier, dessen Schenkel aus ca. 0,3 bis 

 0,5 mm dicken Drahten von Platin bzw. einer Le- 

 gierung von Platin mit io" (l Rhodium bestehen. 

 Damit sich diese Drahte nicht gegenseitig beriihren, 

 isoliert man den einen durch Uberstreifen eines 

 Porzellanrohres, dessen lichte Weite eben hinreicht, 

 den Draht hindurchzufiihren Fig. 3. Das ganze Ele- 

 ment bringt man in ein zweites, weiteres, am unteren 

 Ende geschlossenes Porzellanrohr. Da das Thermo- 

 element in der Gltihhitze bei Gegenwart gewisser 



Beim Anheizen des Ofens muS nun dafiir 

 Sorge getragen werden, dafi die Zufuhr elektrischer 

 Kraft ganz allmahlich geschieht. Beim Anlassen 

 miissen samtliche vorhandenen Widerstande ein- 

 geschaltet sein. Dann geht man schrittweise 

 hoher, indem man von Zeit zu Zeit etwa ein 

 Ampere zugibt. Da die Temperaturerhohung im 

 Ofenraum zu Anfang sehr langsam fortschreitet, 

 ist es gut, bei einer gewissen Stromstarke anzu- 

 halten und so lange zu warten, bis sich keine 



