I2 4 



Naturvvissenschaftlirhu Wochenschrift. 



N. F. VI [. Nr. 8 



Temperatursteigerung am Galvanometer mehr 

 geltend macht. Dann erst schaltet man nach und 

 nach mehr Widerstande aus. 



Wenn man also z. B. im Innern eines Rohren- 

 ofens, dessen Platinfolienspirale einen Widerstand 

 von 0,82 ( >hm besitzt, eine Kupferschmelze 

 herstellen will, unter Beriicksichtigung dessen, 

 dafi beim Schmelzen eines Metalls eine hohere 

 Temperatur notig ist, als seinem Schmelzpunkt ent- 

 spricht, (in diesem Falle liber 1 100), so wiirde man 

 folgendermafien verfahren. Der Ofen wird zu- 

 nachst in die vertikale Stellung gebracht. Von 

 unten her wird ein weiteres Rohr aus Hartporzellan 

 eingefiihrt, auf dessen oberen Rand der zur Auf- 

 nahme des Schmelzgutes bestimmte Tiegel zu 

 stehen kommt, so zwar, dafi er den mittleren 

 Raum des Heizrohres einnimmt. In den Tiegel 

 selbst stellt man das Thermoelement, umgibt es 

 mil dem zu schmelzenden Metall und verschliefit 

 das Heizrohr unten durch Verstopfen des zwischen 

 dem weiten, eingefuhrten Rohr und dem Heizrohr 

 freigebliebenen Raumes mit Asbest ( As in Fig. 2) 

 und die obere Offnung durch Auflegen eines Stiicks 

 Glimmer g, durch das das Thermoelement hindurch- 

 gefiihrt ist, wie Fig. 2 zeigt. Jetzt iiberzeugt man sich 

 erst, ob auf dem Schaltbrett alles in Ordnung ist, 

 d. h. ob alle Widerstande eingeschaltet sind , ob 

 die Sicherungen intakt sind und ob der Schalt- 

 hebel ausgeschaltet ist. Dann verbindet man die 

 Klemmen b i und b. 2 mit den Ofenklemmen Kj 

 und K.,. Hierbei ist es gleichgiiltig zu wissen, 

 welches der positive und welches der negative 

 Pol ist, wie es iiberhaupt nichts schadet, 

 wenn diese Verbindung bei verschiedenen Ver- 

 suchen wechselt. Denn da infolge starker Be- 

 anspruchung des Ofens durch Erzeugung hoherer 

 Temperaturen leicht elektrolytische Vorgange im 

 Ofenmaterial eintreten, werden diesebeim Polwechsel 

 ein anderes Mai durch das gleiche Bestreben in um- 

 gekehrter Richtung wieder unschadlich gemacht. 

 Endlich werden die freien Enden des Thermoele- 

 ments mit dem Galvanometer verbunden. Hierbei 

 ist zu beriicksichtigen, dafi das Platin den negativen, 

 das Platinrhodium den positiven Pol darstellt. : ) 

 Das Galvanometer mufi natiirlich vermittels Stell- 

 schrauben und Libelle genau horizontal eingestellt 

 sein. Diese Anordnung geniigt fur diejenigen 

 Falle, bei denen es auf eine grofie Genauigkeit 

 der Temperaturbestimmung nicht ankommt. Ich 

 gedenke an anderer Stelle auszufiihren , wie man 

 genauere Temperaturmessungen vornimmt. 



Sind nun alle Verbindungen hergestellt, so 

 schaltet man den Strom ein. Der Strommesser 

 zeigt jetzt bei einem Ofenwiderstand von 0,82 Ohm 

 und einem Gesamtwiderstand des vorgelegten 

 Rheostaten von 18 Ohm ca. 5 Amperes. Nun 

 schaltet man durch allmahliche Weiterbewegung 

 der Widerstandskurbel zunachst alle 5 Minuten 

 soviel Widerstande aus, dafi den Strommesser 



') Die beidcn Metallc erkennt man am Grad ihrer Hark-. 

 Ft ist sehr weich, PtRh elastisch. 



jedesmal ungefahr i Ampere mehr passiert. Man 

 wird, falls man mit den jeweiligen Verhaltnissen 

 eines Ofens noch nicht vertraut ist, zweckmafiig 

 von vornherein sehr allmahlich die Belastung 

 steigern, bis man weifi, wieviel Strom man anvven- 

 den darf, um die oben gegebenen Temperatur- 

 grenzen nicht zu (iberschreiten. Unter der Vor- 

 aussetzung der soeben angenommenen Zahlen fiir 

 Regulier- und Ofenwiderstand betragt die Ofen- 

 temperatur bei 14 bis 15 Amperes ca. 1000 C. 



Will man den Ofen aufier Betrieb setzen, so schal- 

 tet man durch eine mafiig schnelle Bewegung des 

 Hebels wieder alle Widerstande ein und unter- 

 bricht den Strom durch Offnen des Ausschalters. 

 Wahrend also dasAnheizen durch ganz 

 allmahliche Stromsteigerung geschehen 

 mufi, wird das Ausschalten ganz wie bei 

 einer elektrischen Maschine durch zwei Hand- 

 griff e be werkstelligt. 



Dafi freilich ein solcher Apparat, dessen Metall- 

 widerstand nur yTausendstel Millimeter Starke be- 

 sitzt, eine subtile Behandlung verlangt, ist nicht zu 

 bestreiten, aber auch nicht zu verwundern. Und da 

 jeder Ofen fiir eine bestimmte Spannung und 

 maximale Stromstarke geliefert wird , ist die ge- 

 ringste Uberschreitung dieser Grenzen die Ursache 

 einer Oberhitzung. Es empfiehlt sich deshalb 

 unbedingt, den Heizstrom durch ein Amperemeter 

 zu schicken, wahrend man die Spannung, die ja 

 immer ziemlich dieselbe bleibt, nicht zu messen 

 braucht. Ferner ist es gut auch fiir den Fall, 

 dafi es derVersuch selbst entbehrlich 

 macht, ein Thermoelement zur Messung 

 der Temperatur anzuwenden. Das Platin 

 beginnt in Form der verwendeten aufierst diinnen 

 Folie schon weit unterhalb seiner Schmelztemperatur 

 zu erweichen und gibt in diesem Zustande leicht 

 Veranlassung zu Beschadigungen, und eine Kon- 

 trolle der Temperatur ist deshalb empfehlenswert. 



Im allgemeinen kann man sagen, dafi sich der 

 Herausofen fiir Dauerversuche bis 1300" ohne 

 Schwierigkeiten zu bieten , schon seiner gleich- 

 mafiigen Temperatur wegen , gut eignet. Ich 

 benutze selbst z. B. mit Erfolg seit etwa drei 

 Semestern einen derartigen Ofen, der bei einer 

 Belastung von 1000 bis 1200" oft wochenlang 

 unausgesetzt in Betrieb ist, ohne dafi sich bisher 

 eine grofiere Reparatur notig gemacht hatte, d. h. 

 eine solche, die ich nicht selbst ausfiihren konnte. 

 Dem Ofen schadet es auch nichts, wenn man 

 voriibergehend die Temperatur auf 1400, ja selbst 

 einmal auf 1500" erhoht. Doch ist es immer 

 riskant, und es treten schon bei ca. 1400" elektro- 

 lytische Vorgange im Ofenmaterial auf, die ein 

 langeres Arbeiten mit diesen hoheren Tempera- 

 turen bedenklich erscheinen lassen. 



Aus diesen Erorterungen geht hervor, dafi der 

 elektrische Ofen mit Platinfoliewicklung bei mafii- 

 ger Belastung und Beachtung der erforderlichen 

 Vorsichtsmafiregeln selbst bei grofier Inanspruch- 

 nahme von ziemlich grofier Lebensdauer ist. 



Die obigen Angaben diirften Jeden in den Stand. 



