N. F. VII. Nr. 8 



Natur \vissenschaftliche Wochenschrift. 



setzen, bei vorhandenem Anschlufi an eine Stark- 

 stromleitungsich desfiir die verschiedensten Labora- 

 toriumszwecke geeigneten Widerstandsofens zu be- 

 dienen, ohne Mifihelligkeiten zu begegnen. Wer nicht 

 in der Lage 1st, sich einen teueren ( )fen mit Platin- 

 widerstand anzuschaffen, und nicht zu hohe Tem- 

 peraturen zu seinen Versuchen braucht, kann sicli 

 auch recht gut selber eincn ahnlichen mit weniger 

 kostspieligen Materialien herstellen. Wenn man 

 z. B. Nickelindraht von geniigend geringem Oucr- 

 schnitt um ein Porzellanrohr wickelt und dafiir 

 sorgt, dafi mb'glichst wenig Warmeverluste ein- 

 treten, so kann man auch schon ziemlich hohe 

 Temperaturen erzielen. Doch hieriiber vielleicht 

 ein andermal, wenn ich genugend Interesse vor- 

 aussetzen darf. 



4- 



Hier diirfte es sich noch empfehlen, eincn 

 praktisclicn Wink zu geben flir den Fall einer 

 Zerstorung des Ofens. Eine solche ist meist nicht 

 derart, dafi sich immer gleich grofie bzw. kost- 

 spielige Reparaturen notwendig machen. Man 

 kann sich vielmehr in zahlreichen Fallen selbst 

 helfen. Die Beschadigung macht sich durch 

 plotzliche Stromlosigkeit des Amperemeters sofort 

 bemerkbar. Natiirlich iiberzeugt man sich erst, 

 ob nicht vielleicht das Durchbrennen einer in die 

 Leitung geschalteten Sicherung hieran schuld ist. 

 Dann nimmt man mit grofier Vorsicht das Heiz- 

 rohr durch Losungr der betreffenden Verschrau- 



bungen heraus. Besondere Aufmerksamkeit ver- 

 langt hierbei die Losung des Platinstreifens von 

 den Anschlufiklemmen. Meist wird man nun finden, 

 dafi an einer oder mehreren Stellen die Folie Liicken 

 aufweist (Fig. 4), die zu beseitigen nicht schwer 

 ist. Fur derartige Falle lafit man sich am besten 

 gleich bei der Beschaffung des Ofens ein Stuck 

 Platinfolie mitschicken. Hiervon schneidet man 



nun ein Stuck zurecht, so grofi, dafi es, auf die 

 entstandene Liicke gelegt, noch ca. 3 mm tiber 

 deren Rander iibersteht (Fig. 5), und mit diesem 

 Stiick flickt man den Schaden, genau so wie der 

 Klempner ein Loch. Das Platin lafit sich be- 

 kanntlich ohne Zuhilfenahme eines fremden Metalls 

 aufeinander schweifien. Man legt das Stiick 

 Folic an den Ort seiner Bestimmung, driickt es 

 am besten mit einem vorgewarmten Porzellan- 

 rohrchen(Pyrometerrohr) leicht an, und richtet 

 eine kleine, spitze Geblascflamrne dorthin, wo am 

 Rande der Flicken aufliegt (Fig. 6). Die Tem- 



Kig. o. 



peratur eines Knallgasgeblases ist hierzu nicht er- 

 forderlich, sogar unangebracht. Ist nun an einer 

 Stelle das Platin hellrotgliihend, so rollt man das 

 Porzellanrohr, ohne die Flamme zu entfernen, 

 iiber diese Stelle mit einem schwachen Druck hin 

 und her. Auf diese Weise ist sehr bald eine 

 innige Verschweifiung der Rander erzielt, und 

 man braucht nur in gleichcr Weise immer welter 

 zu gehen, um so leicht und schnell die Reparatur 

 erledigt zu haben. Ein iiber den Rand der Heiz- 

 folie ragendes Ende ist natiirlich mit einem 

 scharfen Messer abzuschneiden. 



Dr. R. Loebe. 



Wetter-Monatsiibersicht. 



Das neue Jahr begann in ganz Deutschland mit trocke- 

 nem und grofitcnteils klarem Froslwetter. Die schon in den 

 letzten Tagen des Dezember eingetretene Kalte nahm am 

 Anfang Januar noch iiberall an Strengc zu und steigerte sich 

 am meisten in Thiiringen und Schlesien , \vo es am 3. friih 

 Gotha auf 28,5, Erfurt und Jena auf 27, Oppeln 

 auf 26 C brachten. Gleichzeitig war in der Provinz Ost- 

 preuficn bereits'ein auCerordentlich jailer Witterungsumschlag 

 erfolgt ; zu Memel, wo am 2. Januar ebenfalls 21 C Kalte 

 geherrscht hattcn, stand das Thermometer 24 Stunden spa'ter 

 schon einen Grad iiber dem Gefrierpunkte. Das Tau- 

 wetter dehnte sich dann rasch auf den grofiten Teil von 

 Norddeutschland, aber viel langsamer auf Siiddeutschland aus. 



