284 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XIV. Mr. 



Arbeit und die Veranderung der Oberflachen- 

 beschaffenheit. Uber den Einflufi des Metalls der 

 Lagerfiachen auf den Gesamtreibungswiderstand 

 lassen sich durch eine Versuchsmaschine zahlen- 

 mafiige Vergleiche anstellen und sowohl die 

 Schmiermittel als die Lagermetalle unter sehr 

 giinstigen Bedingungen untersuchen. Mil Hilfe 

 dieser Maschine lassen sich die Reibungswider- 

 stande bei den verschiedensten Druck-, Tempe- 

 ratur- und Schnelligkeitsverhaltnissen, bei Ver- 

 wendung dtinn- oder dickfltissiger Ole , Fett, 

 Graphit us\v. untersuchen. Mefivorrichtungen 

 zeigen die Widerstandskoeffizienten, den Olver- 

 brauch bei verschiedenen Temperaturen an. Der 

 Anschlag eines Galvanometers und Tourenzahlers 

 bestimmt die gewiinschte Schnelligkeit und An- 

 zahl der Umdrehungen einer Scheibe mit einer 

 auswechselbaren Gleitflache. Die Reibung ent- 

 steht durch den Druck eines Lagers gegen diese. 

 Durch Gasbrenner lassen sich Temperaturen von 

 2OO 300" im Olbehalter erreichen. 



Dr. Bl. 



Metallmikroskopie mit Anwendung polari- 



sierten Lichtes. 1 ) Nach dieser Methode ist es 

 moglich, die optischen Eigenschaften einzelner 

 Gefiigebestandteile zu beobachten. Mit dem zu- 

 erst konstruierten grofien Apparat liefi sich nur 

 die Natur des gesamten in das Okular fallenden 

 Lichtes untersuchen und nicht das von einem 

 Gefiigebestandteile ausgehende Licht, da die er- 

 forderliche weitgehende Abblendung und Zen- 

 trierung das Verfahren erschwerte. Der zu diesem 

 Zwecke konstruierte sog. kleine Apparat beruht 

 auf einer Difterenzmethode unter Anwendung der 

 Biot-Solel'schen Platte. Diese wird so angeordnet, 

 dafi ihre Trennungslinie zugleich mit clem Ge- 

 fiigebild scharf beobachtet wird. Zu diesem 

 Zweck wird die Platte in das Okular an den Ort 

 des Zwischenbildes gelegt, ein isotropes Metall 

 vor das Objektiv gebracht und so ausgerichtet, 

 dafi der Schliff genau senkrecht zur Mikroskop- 

 achse steht. Die Farbung wird im allgemeinen 

 in den beiden Halften cles Gesichtsfeldes ver- 

 schieden sein. Nun dreht man das Nikol so, dafi 

 beide Halften farbengleich das empfindliche 

 Violett zeigen. Ls ist jetzt keine Farbenanderung 

 mehr zu beobachten bei beliebiger Drehung des 

 isotropen Schliffes. Bringt man aber ein anisotropes 

 Metall in den so vorbereiteten Lichtweg und ver- 

 schiebt das Objekt, so dafi der zu untersuchende 

 anisotrope ( iefugebestandteil von der Trennungs- 

 flache der beiden Gesichtsfeldhalften gesclmitten 

 wird, so gibt es bei Drehung des Schliffes nur 

 wenigc Lagen, in welchen die beiden auf ver- 

 schiedenen Seiten der Trennungsflache liegenden 

 Teile gleichgefarbt das empfindliche Violett nuf- 

 weisen; sie sind in alien anderen Lagen ver- 

 schieden gefarbt. Auf diese Weise sind auch ge- 

 ringe Farbenunterschiede genau festzustellen neben 



') Zeitsclir. f. amuuun. Clirinir ]<u |, I'.il. SS, S. 265. 



Beobachtungen iiber Isotropie bzw. Anisotropie 

 von Gefiigebestandteilen. Liegt ein Gemisch von 

 isotropen und anisotropen Gefiigebestandteilen 

 vor, so bewegt man den Schliff und beobachtet 

 die Kristalle, welche die Trennungslinie iiber- 

 schreiten. Beim Ubergang iiber diese wechseln 

 die anisotropen im allgemeinen ihre Farbung und 

 die isotropen bleiben gleichgefarbt. Mit dieser 

 Differenzmethode lafit sich bei jedem Gefu'ge- 

 bestandteil die Lage feststellen, in welcher er wie 

 ein isotroper Korper das Licht reflektiert (er er- 

 scheint in beiden Halften des Gesichtsfeldes 

 gleichgefarbt und ist in der Xullage). In der 

 Regel sind vier Nullagen und zwischen diesen 

 ein Maximum der Anisotropie, deren Grofie durch 

 Kompensation mefibar ist. Schaltet man eine 

 Kontrastplatte zwischen Polarisator und Doppel- 

 platte, so lassen sich die Farbenumschlage noch 

 deutlicher machen. Wird ein Glasplattchen (mit 

 Fadenkreuz) an den Ort des Zwischenbildes in 

 das Okular gelegt, so kann dadurch eine kleine 

 Vermehrung des Anisotropieeffektes erzielt werden. 

 Die Anordnung ist zur Beobachtung von Metall- 

 schliffen im polarisierten Licht zu beliebig hohen 

 Vergrofierungen anwendbar. Nach so ausge- 

 fiihrten Beobachtungen sind Martensit und Austenit 

 verschiedene Phasen, und es bedarf noch der 

 Untersuchung, ob nicht etwa im Martensit bereits 

 ultramikroskopische Zementitausscheidungen exi- 

 stieren. Beide Halften zeigen farbengleich das 

 empfindliche Yiolett, sobald das eine Xikol um 

 einen gewissen Winkel gedreht wird. 



Dr. Bl. 



Thermoelektrisches Verfahren , um die Rein- 

 heit von Platingeraten zu bestimmen. 1 ) Das \'er- 

 fahren aus dem Verdampfungsverlust bei einer 

 bestimmten Temperatur (etwa 1200") die Rein- 

 heit von Platingeraten zu ermitteln, ist jedenfalls 

 zeitraubend und schwierig. Am genauesten lafit 

 sich wohl der Reinheitsgrad von Platin bestimmen 

 durch Messung seines Temperaturkoeffizienten des 

 elektrischen Widerstandes. Dieser betragt im 

 Mittel 0,00391 fur 1 " im Interval! o 100" fiir das 

 reinste erhaltliche Platin und vermindert sich, 

 wenn das Platin noch Fremdkorper enthalt. Da 

 aber diese Messung genau nur mit Driihten aus- 

 fiihrbar ist, so ist sie fiir Bestimmung des Rein- 

 heitsgrades von Platingeraten weniger geeignct. 

 Genau, schnell und einfach fiir die mcisten Platin- 

 gegenstande lafit sich dieser aber bestimmen nach 

 dem Verfahren , welches die thermoelektrische 

 Kraft von Platin gegen viele seiner Legierungen 

 zur Grundlage hat. Zur Priifung von Tiegeln 

 /,. B. werden an den Rand mit dem Lichtbogen 

 zwei reine Platindrahte angeschweifit und mit 

 cinem Pyrometergalvanometer oder Millivoltmeter 

 verbunden. Die eine Verbindungsstelle wird 

 durch einen kleinen Geblasebrenner erhitzt, die 

 anderc durch einen Luftstrom gekiihlt. Die Tem- 



') /i-ilsclir. !. .mu]L;aa. Chemic 1914, Bd. S8, S. 349. 



