N. F. XIV. Nr. 31 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



495 



durch Totalrenektion in der Praparatenscbicht ebenfalls Dunkel- 

 feldbeleuchtung (in dcr Abbildung gestrichelt angedeutct). 

 Durch Benutzung eincs besonderen Deckglases mil einem er- 

 hohten Rand laflt sich dicscr Bcleuchtungsanteil aber ;ius- 

 schalten; zu diesem Zweck ist ein, in der Hohe dem Objektiv- 

 abstande entsprechender Ring von Rauchglas auf das Deckglas 

 mil schwarz gefarbten Kanadabalsam oder schwarzem Deck- 

 glaslack gekittet. Als Beleuchtungslinse died eine einfache 

 Sammellinse aus Brillenglas mil einer Brennweite von ca. 

 50 mm. Die Beleuchtufigsanordnung mufi so geschehen, dafi 

 die optische Achse von Lichtquelle und Kondensor senkrecht 

 zur optischen Achse des Mikroskopes steht. Die Beleuchtungs- 

 achse mufi zwischen Deckglas und Objekttrager liegen. Der 

 Brennpunkt der Brillenglaslinse mufi mbglichst in der Achse 

 des Mikroskopes und in der Praparatenschicht liegen. Diese 

 Bedingungen sind bei einer so einfachen Apparatur leicht zu 

 erfiillen. Benutzt man die Sonne als Lichtquelle, so mufi das 

 Mikroskop ein ncigbares Stativ besitzen und die Sammel- 

 linse in der Hohe und um ihre Querachse verstellbar scin. 



Fig. 2. 



Fig. i. 



Objekttrager aus Rauchglas, Deckglaschen mil lackiertem 

 Rand, sowie Randerhohung aus Rauchglas werden auf meine 

 Veranlassung bei der Firma E. Leitz-Wetzlar angeferligt. Bei 

 der Aufstellung der Einrichtung ist selbsverstandlich die Be- 

 leuchtung mil durchfallendem Licht auszuschalten ; jedoch ist 

 ein rascher Wechsel beider Beleuchtungsarten moglich, was 

 oft von Vorteil sein kann. 



Die neue ultramikroskopische Anordnung gestattet in 

 weitgehendster Weise Untersuchungen von Fliissigkeiten auf 

 Ultramikronen, Studien der Brown'schen Molekularbewegung ; 

 auch Lichtreaktionen dor Ultramikronen sind zu beobachten. 

 Als Dunkelfeldbeleuchtung fiir mikroskopische Verwendung 

 ist sie jedoch, wegen des entstehenden Azimutfehlers, ebenso- 

 wenig geeignet wie alle anderen Anordnungen mil seitlicher 

 Beleuchturig; hbchstens noch zur schnellen Orientierung bei 

 Plankton usw. Es ist aus diesem Grunde eine quantitative 

 Untersuchung auch bei Ultramikronen ausgeschlossen; dieser 

 Fehler wird aber ihren Verwendungszweck, die Ultramikro- 

 skopie alien Besitzern eines Mikroskopes zugiinglich zu machen, 

 nicht hindern; exakten Untersuchungen bleiben die alien In- 

 strumente stets vorbehalten, es ist aber leicht moglich, dafi 

 angeregt durch meine Vorrichtung, das Interesse fur die Ultra- 

 mikroskopie weitgehendst geweckt wird und gerade die teueren 

 vollkommenen Apparate grofleie Verbreitung finden ; dann 

 ware der Zweck meiner bescheidenen Arbeit erreicht. 



Eine kurze Anweisung zur Reinigung des Objekttragers und 

 Deckglases mochte ich an dieser Stelle noch geben, da nur 

 vollig staub- und kratzerfreies Glas cine brauchbare Ultra- 

 beleuchtung gibt. Der Objekttrager wird nach dem von 

 Siedentopf gegebenen nasscn Verfahrcn gereinigt (Verhandl. 

 d. dcutsch. Phys. Ges. XII, Nr. I. S. 10/12). Zunachst wird 

 der Objekttrager mil VVasser und Alkohol und Abreiben mit 

 Rcispapicr sauber geputzt ; die dann noch vorhandenen Staub- 

 teilchen werden mit einem Pinsel entfernt. Nun legt man den 

 Objekttrager an einer Platindrahtschlinge befestigt einige Mi- 

 nuten in ein stark erhitztcs Gemisch von konzentrierter Schwefel- 

 und Cbromsaure. Dann wird untcr einer Wasserlcitung griind- 

 lich abgespult, mit staubfreiem destilliertcm Wasser nachge- 

 spiilt, und mit staubfreiem Alkohol das Wasser verdrangt. 

 Wasser und Alkohol dilrfen im Tyndallkcgel keine leuchten- 

 den Punkte mehr zeigen, nur einen schwachen weifilichen bzw. 

 blaulichen Schein ; eventuell miissen die Flussigkeiten noch- 

 mals destilliert werden; will man dies umgehen, so schopft 

 man mit einer reinen Pipette vorsichtig aus einer Hohe die 

 etwa '/s der Flussigkeitsschicht entspricht, von dieser ab, nament- 

 lich wenn die Flaschen langere Zeit (tagelang) ruhig gestanden 

 haben, hat sich derStaubanteil in die unterenSchichtenabgesetzt; 

 auch Filtration durch ein gehartetes Filter (Schleicher & Schiill) 

 gibt brauchbare Losungen. Nach der Reinigung wird der Objekt- 

 trager sofort vor Staub geschiitzt unter einer Glasglocke auf- 

 bewahrt. Das Deckglas bzw. die Deckglaskammer du'rfen 

 nicht in dieser Weise gereinigt werden, da dann die Kitt- und 

 Lackflachen zerstort werden. Die Reinigung darf nur mit 

 destilliertem Wasser durch Abputzen mit Reispapier und Ab- 

 stauben mit einem Pinsel geschehen. Die letzten Staubteilchen 

 entfernt man durch Auftropfen von Kollodium, das man sich 

 auf den Oberna'chen ausbreiten und trocknen lafit; vor dem 

 Gebrauch wird dann die Kollodiumschicht mit einem Messer 

 oder Prapariernadel abgezogen ; die nicht durch die vorherige 

 Reinigung entfernten Unreinigkeiten sind dann an der Kollo- 

 diumhaut angeklebt. 



'Auf diese Weise laflt sich auch der Objektlrager reinigen; 

 gebraucht man denselben nicht unmittelbar nach dcr nassen 

 Reinigung, so uberzieht man ihn ebenfalls zum Schutz mit 

 Kollodium. 



Es ist wohl selbstverstandlich, dafi die zur Beobachtung 

 kommenden Fliissigkeiten ebenfalls von Staub vollig frei sein 

 miissen. Staubreine Chemikalien sind im Handel nicht er- 

 haltlich ; am geeignetsten erwiesen sich noch die Reagentien 

 von S. L. Riedel A.-G. Berlin-Britz, wenn dieselben nochmals 

 durch gehartete Filter filtriert wurden. Die Aulbewahrung 

 geschieht in Flaschen aus Apparatenglas; da nun leicht Staub 

 und andere Verunreinigungen durch Benutzung von Stopsel- 

 fiaschen in die Losungen geraten kb'nnen , und zwar durch 

 Abreiben von Glassplittern an den Schlifflachen , so habe 

 ich eine besondere Flasche fiir ultramikroskopische Reagentien 

 erdacht, welche die genannten Schadigungen ausschliefit. Aus 

 der Abbildung ist dies ohne weiteres zu ersehen; der Ver- 

 schlufi ist eine Glasglocke mit eingeschmolzener Pipette. Die 

 gegebene Form gestattet eine leichte Reinigung; die Flasche 

 selbst ist aus Jenaer Glas und ebenfalls von E. Leitz zu 

 beziehen. Gustav Blunck-Mirow. 



Wetter-Monatsiibersicht. 



Aufierordentlicher Reichtum an Sonnenschein und eine 

 ganz ungewohnliche Trockenheit waren die hauptsachlichsten 

 Merkmale des vergangenen Juni. Sehr auffallend waren aber 

 auch die scharfen Temperaturgegensatze, die wahrend seines 

 Verlaufes in den meisten Gegenden Deutschlands zur Ausbil- 

 dung gelangten. Zu Beginn des Monats kamen besonders 

 im mittleren Norddeutschland zahlreiche Nachtfroste vor, 

 durch die z. B. in der Provinz Brandenburg Kartoffeln, Bohnen 

 und Gurken stark geschiidigt wurden. Auch in den Tages- 

 stunden war es verhaltnismafiig kiihl. Seit dem 7- aber trat 

 im Westen und Stiden bei schwachen siidostlichen Winden 

 und nahezu wolkenlosem Himmel ungewohnliche Hitze ein, 

 die sich allmahlich weiter nordostwarts fortpflanzte. Am 9. 

 oder 10. stieg das Thermometer in Hannover, Magdeburg, 

 Berlin, Frankfurt a. O. und vielen anderen Orten bis auf 

 35 Grad C. Die mittlere Tagestemperatur des 10. Juni, die 

 sich im Norden der Stadt Berlin zu 29,1 C crgab, stimmte 



