(554 Methotlen zur Mcssung des respiratorischen Gaswechsels. 



Durch geringfiigige Veranderungen in seiner Anorduung konueu die Re- 

 spiratiousprodukte eutweder uach der eiiien oder nach der anderen be- 

 stimmt werdeu. Die Luft wircl in beiden Fallen so geleitet, dass sie von 

 hiuten in den Tierraum eiutritt, am vorderen Raude umbiegt nnd zwischen 

 diesem nud der eigentlichen Kalorimeterwaud wieder nach hiuteu zieht, 

 um durch eiue zweite Rbhre, mit den Respiratiousprodukten beladeu, ab- 

 zuzieLieu. Der grb'fiere Bruchteil der austretenden Luft wird von eiuer 

 Wasserstrahlpumpe dnrcli eine Gasulir gesogen, eineu kleineren saugt eiue 

 Quecksilberpumpe, die durch einen Motor in Beweguug gehalten wird, 

 diarch ein gewogeues Chlorcalciumrohr, das samtliches Wasser zuriickhalt, 

 drlickt ilm danu durch ein Rohr mit feuchten Bimssteinstiicken, von da 

 durch mehrere Flaschen und eine Petteukofer'sche Rb'hre, die mit 

 titriertem Barytwasser gefullt sind, uud endlich durch eine kleine Gasuhr 

 hiudurch. Nach Beendigung des Versuches wird das Chlorcalciumrohr ge- 

 wogen und der Titer eines Teiles des Barytwassers bestimmt, nachdem 

 sich das Barinmkarbonat abgesetzt hat. 



Bei einer Ventilation von 200 1 in der Stunde steigt der Kohlen- 

 siiuregehalt der Luft im Kalorimeter hb'chstens auf 1,35/ . 



Soil das Reguault-Reiset'sche Verfahreu in Anwenduug kommen, 

 so wird der gesamteu aus dem Kalorimeter abgesogenen Luft Wasser 

 und Kohleusaure vollkommen entzogen und dieselbe sodann in das Kalori- 

 meter zuriickgeleitet. Zu diesem Zweck stromt das aus dem Kalorimeter 

 abgesaugte Gas zunachst zur Wasserabgabe durch eiu mit Bimssteiu-Schwefel- 

 saure beschicktes Gefafi. Die Leituug gabelt sich alsdanu; in jeden Zweig 

 sind je zwei Kaliflaschen eiugeschobeu. Um die Kohlensaure mb'glichst 

 vollkommeu zu absorbiereu, stromt die Luft durch versilberte Siebe in die 

 Kalilauge ein und perlt durch diese hiudurch. Etwa aus der Kalilauge 

 mitgerissenes Wasser wird in weitereu mit Bimsstein und Schwefelsaure 

 gefiillten Rbhren zuriickgehalten. Die Ansaugung erfolgt hier durch zwei 

 Quecksilberpumpeu. Jede derselben besteht aus zwei mit einander kom- 

 munizierenden Glasgefafien, welche zur Halfte mit Quecksilber beschickt 

 sind. Durch den schon erwahnteu, auch bei der Anorduung nach Petten- 

 kofer benutzteu kleinen Motor, der durch eiue Wasserluftpumpe in Be- 

 wegung gesetzt wird ; wird bewirkt, dass das Quecksilber abwechselud auf- 

 und abgeht. So entstehen zwei abwechselnd wirkende Saug- und Druck- 

 pumpen, durch welche die Luft ohne Pause aus dem Kalorimeter abgesaugt 

 und wieder in dasselbe hineingedriickt wird. Damit bei Ausdehnung eines 

 Versuches Uber eiuen grbfieren Zeitraum die Kaliflaschen nicht mit Kohlen- 

 saure iiberladen werden, kann das ganze System von Absorptionsgefafien 

 durch Drehuug passender Hahue plbtzlich ausgeschaltet und durch ein 

 ueues ersetzt werden. Die von Kohlensaure und Wasser befreite Luft 

 wird in einem Sammelrohr vereinigt, durch das sie in das Kalorimeter 

 zuriickkehrt. Der Gasverlust wird ersetzt durch aus eiuem Gasometer 

 uuter koustantem Druck nachstrbmenden Sauerstoff, desseu Druck und 

 Temperatur gemessen werden. 



Um sich liber die Zuverlassigkeit der Messungeu mit seinem Apparat 

 zu unterrichten, hatRosenthal denselben vorher sorgfaltig gepriift. Er ver- 

 braunte innerhalb des Kalorimeters Substanzen, dereu chemische Konstitutiou 

 bekaunt ist, und deren Verbrenuungsprodukte ; die mbglichst nur aus Kohlen- 

 saure und Wasser bestehen sollten, berechenbar sind. Rosenthal ver- 



