XIV. Nr. 14. 



Naturwissenschat'tliclie Wochenschrift. 



159 



Galvanometer mil Magneten, deren Pole in 

 Solenoide eingezogen werden. 



Zuerst von Kohlrausch fiir starkere Strome, spiitcr 

 von Rosenthal fiir allerschwiichste Strome als sogrn. 

 Mikrogalvanometer eingefiihrt, von Edehnann mehrfach 

 verbesscrt durch Anweudnng astatisoher Systeme, he/.w. 

 eincs Magnets, der nacli Ferrini so magiietisirt 1st, class 

 die freien Enden gleielie Polaritat anfweisen. Aehnliche 

 Galvanometer, jedoch als Vertikalgalvanometer in Waagcn 

 form von F. Bruuu und von Nippoldt. Eine andere 

 Modification des Solenoidgalvanonieters von Kollert. Vor- 

 theil gegeniiber -den gewohnlichen Constructionen ist Er- 

 reichung holier Einptindlichkeit mil sehr kleinen Spulen. 

 Der Nachtheil liegt hauptsachlich in der Inconstanz der 

 Euiptindlichkeit, welche nicbt uur abliiingt von der Tiei'e 

 der Eintaucbung der Pole, souderu auch von der Intensitat 

 der Magnete. Die Galvanometer eigueu sieb ausserdem 

 nur fiir Nullmetboden. 



Galvanometer mit beweglicber Spule und 

 feststehendem magnetiscbeni Felde. 



ErsteAnwendung imT ho mson'schen Syphon -Recorder 

 (Erapfanger bei der transatlautischen Kabeltelegraphie). 



Als Galvanometer zuerst venveudet von Deprez und 

 d'Arsonval 1883. Aufhaugung der Spule zwischen zwei 

 gespannten, bartgezogeneu Silberdrahten, die gleichzeitig 

 als StromzufuhruDg dieueu. Ayrtou's Ersatz der Drahte 

 durch dilnue Bander aus Phosphorbronce. Stromzuftthrtmg 

 vermittels schmaler Streifeu aus Blattsilber, die die Direc- 

 tiouskraft der Suspension nicht beeinflussen von Hart- 

 ui au n & Brauu. Schaffnng eiues homogenen Magnet- 

 feldes durch ein magnetisches Magazin u>it gemeinsameu 

 Polschuhen (lurch Hartmann & Braun. Verminderung des 

 Interferricums auf ein Minimum (lurch Weston. 



Dampfung des bevveglichen Systems abhiingig vom 

 Widerstand des aussereu Stromkreises, wenn die Spule, 

 wie von Carpentier, frei gewickelt ist; sie ist aperio- 

 disch, wenn die Spule auf einen inetallischen Rahmen 

 gewickelt ist, wie von Weston. Sie ist variabel, wenn 

 ausser den galvanometrisch wirksamen Winduugen auf 

 den Rabmeu eiue kleiuere Au/ahl von Windungeu ge- 

 wickelt siud, die durch eineu mehr oder weniger grossen 

 Widerstand geschlossen werden. 



Ausfilhrung als ballistisches Galvanometer von Hart- 

 mann& Braun, durch kiinstliche Vermehrung des Trag- 

 heitsmoments. 



Die Empfindlicbkeit dieses Galvanometertyps ist ab- 

 hangig von der Kraftliniendichte im Interferricum, der 

 AVindungszahl dev Spule und der Directionskfaft der Auf- 

 hangung. 



Vortheile gegeniiber den gewohnlichen Galvanometern 

 sind hauptsachlicli Unabhangigkeit von ausseren, relativ 

 starkeu magnetischen Einfliissen und vollstandige Pro- 

 portionalitat der Ablenkuugeu in vveiten Grenzen. 



Empfindlichkeit der Galvanometer. 



Ledeboer schliigt vor, die Empfindlichkeit auszu- 

 drticken durch die Stromstiirke, welche no'thig ist, urn 

 eine Ablenkung von 1 mm bei einem Skalenabstaud von 

 1 m hervorzubringen. 



Statt der Stromstiirke wird auch haufig der Wider- 

 stand angegebeu, der bei einer elektromotorischen Kraft 

 von 1 Volt dem Galvanometer vorzuschalten ist, urn einen 

 Ausschlag von 1 Skalentheil bei 1000 Theilen Skalen- 

 bestand zu erzielen. 



Im ersten Fall enthalt man sehr kleine Werthe, 

 Briiche mit vielen Decimaleu, im letzteren Falle grosse 

 Zahlen. In beiden Fallen sind weder Widerstand noch 

 Windungszahl, noch die Schwingungsdauer beriicksiehtigt, 

 Vergleiche also nicht moglieh. 



Uppenborn will den Widerstand berilcksicbtigt 

 wissen durch die Definirung der Emptindlichkeit nacli 

 dem Effectverbraueh. 



Lunimer und Kurlbaum suchcn eine ,,nonnale u 

 Empfindlichkeit einzufiihren, hey.ugen auf cine Schwingungs- 

 dauer von I'O" und einen Widerstand von 1 ohm. 



Ayrton, Mather und Sumpner und nacli ihneu 

 du Bois und Rubens stellen eine Stromempfindlichkeit 

 uud cine ballistische Empfindlicbkeit auf, die erstcre ist 

 der Ausschlag in Skalentheilcn pro Mikroampere bei 

 2000 Theilen Skalenabstand und 10" ganzer Schwinguni:*- 

 dauer, die let/.tere ist diescr Ausschlag pro Mikrocoulomb; 

 uui hierbei den Widerstand zu beriicksichtigen, wird die 

 ,,normale" Empfindlichkeit detinirt durch das Verhaltniss 

 der Strom- bezw. ballistischen Empfindlichkeit zu der 

 Wurzel aus dem Galvanometerwiderstand. Dadurch er- 

 halt man allerdiugs bequemere Zahlen. 



Nur urn einige wenige Zahlen anzngeben, seien nach- 

 stehend Empfindlichkeiten verschiedener Galvanometer 

 nach Ledeboer'scher Ausdrucksweise angefiihrt: 

 Meissner-Meyersteiu, ovaler Ringmagnet 3 x 10~ a Amp. 

 Siemens' aperiod. Galv. mit Glockemnagn., 3xlO" 8 

 beide nicht astasirt; ferner die astati- 

 schen Galvanometer von 

 Thomson (Carpentier) bei 10" Per. 1 x 1Q- 9 



Bruger (Hartmann-Braun) 10" 



du Bois-Rubens 10" 



Snow 20" 



Pascben 15" 



7 x 10- lu 

 3,4 x 10~ 9 

 4,5X10-" 



ferner 



Rosenthal, nicbt astatisch 1,4 x 10~ 7 



Deprez-d'Arsonval (Hartmann-Braun) 2 x 10~ 9 



Galvanometer, deren Empfindlichkeit die Grossen- 

 ordnuug von 1 x 10~ 10 Amp. erheblich iibersteigen, sind 

 nicht inebr leicht zu behandeln. Das Deprez-d'Arsouval- 

 Galvauometer, dessen Empfindlichkeit jedenfalls noch 

 steigen und auf jene Grossenordnung kommen wird, diirfte 

 bei der Schwierigkeit, unbeeinflusste Aufstcllungsorte mitten 

 unter den durch die modernen Starkstromanlagen in der 

 Erde vagabondirenden Stromen zu tiuden, zweifellos das 

 Galvanometer der Znkunft sein. 



Hartmann: b) Schulinstrumeutarium fiir elek- 

 trische Messungen. 



Im Anschluss an seine Vortrage liber Galvanometer 

 hielt Herr Hartmann eine im Programm uiclit vorgesehene 

 Demonstration eiues Schulinstrumentariums fiir elektriscbe 

 Messungen ab, welche grosses Interesse bei den Theil- 

 nehmern erregte. Einige Theile dieses Instruinentariums 

 sind zwar vor niehreren Jahren schou construirt und auch 

 theilweise publicirt, sie sind aber unterdessen wiederholt 

 verbessert und nun auch vermehrt worden. 



Maassgebend fiir die Construction von Schulinstru- 

 menten sollen nach der Ansicht des Vortragenden folgende 

 Gesichtspunkte sein : 



Die Apparate miissen ohne Miihe sofort znm Gebrauch 

 bereit und ohne Horizontirschrauben auf jedem balbwegs 

 ebeuen Tisch aufstellbar sein*) und moglichst wenig lose 

 Theile besitzen. 



Alle wirksamen Theile sollen vom Schiiler iibersehbar 

 sein, sie miissen in der einfachsten Form gehalten werden 

 und scharf gegeniiber den unwesentlichen aber nicht ent- 

 behrlichen Theilen hervortreteu. 



Zeiger, Skalenstriche und Skalenintcrvallc sind in 

 solchen Dimensionen auszut'iihren, dass sie auch von den 

 Schiileru der hintcrste'n Bilnke mit Sicherheit abgelesen 

 werden ko'nnen. 



