Naturwissensckaftliche Wochensckrift. 



XVI. Nr. ;-i. 



Sie nur z. B. an das, Ihnen wohl von der Schule bekannte 

 sogenannte Fettfleckpbotometer vou Bunseii, bei deui 

 ein Blatt Papier mit einera Fettfleck in der Mitte von 

 der einen Seite beleucbtet wird dureh die zu priifende 

 Lichtquelle, von der andereu Seite durch eine Normal- 

 kerze. Man variirt dann den Abstand zwiscben dieser 

 und dem Papierblatt so lange, bis der Fettfleck unsicht- 

 bar und sornit die Intensitat der beiden Beleucbtungen 

 gleich ist. Da die Lichtinteusitat niit dem Quadrat der 

 Entfernung abnimmt, so giebt das Verhaltniss der Ab- 

 stande beider Flammen vom Papierblatt ins Quadrat er- 

 hoben die gewiinschte Maasszahl. Dieses Prinzip ist 

 weiter ausgebaut worden, man hat, anstatt den Fettfleck 

 mit seiner Umgebung zu vergleicben, die Vergleicbsfelder 

 hergestellt durch Prismen, durch Nicols, durch Spiegel 

 etc. etc. 



Das vollkommenste Instrument dieser Art ist das 

 Photometer von Prof. Leonhard Weber und dieses 

 musste ich deshalb nenneu, weil es das einzige quanti- 

 tativ arbeitende Instrument ist, dass wirklich in die 

 Praxis Eingang gewanu uud mit dem in den letzteu 

 Jahren wohl sammtliche Lichtmessungen vorgenommen 

 wurden. 



Ich sagte socben ,,Eingang in die Praxis"; gemeint 

 ist uatiirlich nur ..Eingang in die Laboratorien", denu es 

 ist klar, dass das grosse Publikum, das Thermometer 

 kauft uud benutzt, niemals sich befreunden wird niit einem 

 Photometer, das 300 Mark kostet, zu seiner Montage 

 Y 2 Stunde Zeit und geiibte Hande verlangt, ferner sehr 

 sorgfaltige Regulirung der im Innern brenneuden Beuzin- 

 flamme, eine halbe Stunde Zeit, bis diese gleichmassig 

 brennt, ca. einen Cubikmeter Platz zur Aufstellung und 

 schliesslich - - eine Logarithmentafel, Um aus den Ab- 

 lesungen die gesuchte Beleuchtung zu berechnen. 



Bei dieser Sachlage erschien die Aufgabe daukbar, 

 uuter Verzicht auf die Methode der Vergleichung mit 

 einer Normalkerze, das Licht Arbeit leisten zu lassen 

 entsprechend wie die Wilrmestrahlen automatisch die Ar- 

 beiten der Quecksilberausdehuung im Thermometer be- 

 sorgen und so die 

 Licbtintensitat zu messen. 



Nur im Vorubergehen sei hier als ein soldier Um- 

 setzungsversuch das Siemens'sche elektrische Photo- 

 meter erwahut. Sie wissen alle, dass Selen die Eigen- 

 thiimlichkeit hat, seinen Widerstand gegentiber dem elek- 

 trischen Strom zu verandern, je nachdem, wie stark es 

 von Licht bestrahlt wird. Damit ist das Prinzip des 

 Apparates gegeben: Siemens misst die Starke eines 

 elektrischen Stromes, in den eine Selenzelle eingeschaltet 

 ist, die in einer Art Camera befindlich, sc. das Objectiv con- 

 centrirtes Licht der zu untersuchenden Lichtquelle erhalt. 

 Ich babe den Apparat nie gesehen; er hat sich be- 

 kanutlich nicht eingebiirgert uud ich will auf die wahr- 

 scheinlichen Grlinde hier nicht eingehen. 



Viel naherliegend, besonders fiir Sie, nieine Herren, 

 die Sie alle photographiren, ist der Gedauke, die photo- 

 chemische Energie zu benutzen; dieselbe Energie, die auf 

 unseren Flatten den gestirnten Himmel wie das Menscheu- 

 antlitz, den zuckenden Blitz wie das galoppirende Ross, 

 riesige Berge und winzige Bacterien zu bleibeudem Bilde 

 bannt. 



Dieser Gedanke ist so naheliegend, dass es nicht 

 wunderbar erscheint, wenn schon vor uns anderc For- 

 scher diesen Weg betreten haben. Ich erinnere an 

 das sehr complicirte Pendelphotometer von B uns en- 

 Roscol, an das Vogel'sche Aktinometer und andere, die 

 ich kennen lernte, als ich niit meinen ersten eigenen Ver- 

 suchen gescheitert war und mich danu durch Schaden 

 belehrt. in der Litteratur orieutirte. Worin liegt nun der 



in andere Energieform umgesetxte 



Grund, dass meine aufanglichen Versuche keine Resultate 

 lieferten und dass die genanuten Instrumente ebenfalls 

 kein praktisch brauchbares Photometer darstellen? 



Hier ist der springende Punkt unseres Themas und 

 hier lassen Sie mich etwas ausfiihrlicher werden. Was 

 wir n Licht" nennen, ist die Summe aller derjeuigen Strahlen, 

 die geeignet sind, die Netzhaut unseres Auges zu er- 

 regen. Eine Strahlenart von bestimtnter Wellenlaugc, 

 z. B. 589 Millionstel Millimeter (/jp) erzeugt uns die Em- 

 pfindung des reinen Gelb; Strahlen vou grosserer Wellen- 

 lange erscheiueu mehr rot, von kiirzerer mehr blau; Ge- 

 mische von Strahlen verschiedener Wellenlange erscheinen 



mehr oder weniger weiss, aber liber rund 800 



und 



unter rund 400 ^/t kann unser Auge nichts mehr wahr- 

 nehmen. 



Obgleich nun der grb'sste Theil dieser selben Strahlen 

 auf die photographische Schicht (Platte oder Papien 

 wirkt, so ware es doch ein grober Fehler, Licht" zu 

 definiren als die Summe derjenigen Strahlen, die unserc 

 sog. ,,lichtempfindlicheii" Platten beeinflussen. Diese 

 Art Auffassung des Begriffes ,,Licht u wird mituuter gc- 

 macht, aber sie ist deshalb falsch, weil die Platte auf 

 andere Strahlen reagirt als die menschliche Netzhaut. 

 Wenn wir ganz abgesehen von den Rontgenstrahleu etc. 

 - wenn wir ein sog. objectives Spectrum betrachten, 

 d. h. ein auf einem Schirm mittels Prisma entvvorfenes 

 Farbenbaud, so erscheint unserer Betrachtung die 

 Gegend des Gelb (mit der oben erwahnten Wellenlange 

 von 589 (tp) am hellsten, dagegen scheint Violett schon 

 schwach zu leuchten. Die Platte. die wir jenen Schirm 

 substituiren, ist nicht bloss fiir das uns unsichtbare Ultra- 

 violett noch empfindlich, sondern ihr erscheint, wenn ich 

 so sageu darf, das Blauviolett als die hellste Farbc, 

 wahrend sie fiir das Rot beinah blind, d. h. unempfind- 

 lich ist. Mit andereu Worten: das Maximum fur optisch 

 wirksame Strahlen liegt in Gelb, dasjenige fiir chemisch 

 wirksame oder aktinische in Violett. 



Wenu ich nun einen Streifen mit einer Reihe Lo'cher 

 nehme, iiberklebe unter Freilassung des ersten Lochcs 

 das zweite mit einer Lage Seidenpapier, das dritte mit 

 zwei Lagen, das vierte mit drei und so fort und befestige 

 darunter eine photographische Schicht, so kann ich durch 

 immer gleich lange Expositionen in der Auzahl der ab- 

 gcdruckten Locher ein M^aass sehen fiir die Intensitat 

 der vorhandenen aktinischen Strahlen. Nach dem oben 

 gesagteu ware es aber falsch, zu erwarteu, dass hiermit 

 ohne weiteres auch ein Maass fiir die optische Intensitat 

 gegeben sei. Meine ersten Versuche giugen dahiu, mich 

 dariiber zu orientiren, bis wieweit diese beiden' Grossen 

 differiren. Ich habe derartige, einfache Instrumentchen 

 hergestellt, die dem Vogel'scheu Sensitometer ziemlich 

 genau entsprechen. Wahrend Vogel aber nur darauf 

 ausging, die aktinische Intensitat zu messen, um dadurch 

 die nothige Expositionszeit fur Kohledrucke etc. zu er- 

 mitteln, wollte ich das Verhaltniss der optischen zur 

 aktiuischeu Intensitat feststellen. Ich maass erstere mit 

 dem Weber'schen Photometer, letztere durch Einschieben 

 sehr verschiedener Auscopierpapiere unter den Locher- 

 streifen. Ich stellte meine Versuche zu den verschiedensten 

 Jahres- und Tageszeiten an: durch geeignete Vorrichtungen, 

 eiuen Lichtschacht, an dessen unterem Ende ich arbeitete, 

 wahrend das obere, gegen den Himmel gerichtete beliebig 

 abgesperrt werden konnte, liess sich jede gewiiuschte 

 Verminderuug der optischen Helligkeit eireichen. Ich 

 arbeitete mit optischen Intensitateii von 7 bis iiber 300 Mis', 

 Meine Resultate werden Ihnen nicht neu erscheiuen; 

 Sie alle wissen, und in alien photographischen Rathgebern 

 steht die Vorschrift, man solle um die Mittagszeit heruin 

 photographiren; so zwischen 10, l / 2 H bis 4, } /. 2 b Uhr, 



