364 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



XVI. Nr. 31. 



Snlcnoid mid einem beweglichen, cntwedcr uuter clem 

 Einrluss der Schwere, oder vou Federkraft Btehenden 

 Kiseiikeru, der niit /.unehuiender Maghetisirung (lurch den 

 wachsenden Strom je nach seiner Anordnung sich in der 

 Richtung der Kral'tliuien des Stroius, oder senkrecht zu 

 (Icnsclben verschiebt. 



Die elektromagnetisohen Strommesser hahen den 

 Vorzng, i'iir Gleiehstrom oder fur Wechselstrom geaicht 

 \verdcn zu kiinnen. 



l!ei der am huufigstcn angeweudeteu Ausfiihrungs- 

 form taucht der Eisenkern in den Hohlraum des Solenoids. 

 Krizik, der Ern'nder der Schuckert'scheu Bogenlampe 

 mil den konischen Eisenkeruen ersetzt z. B. die langere 

 bewegliche Seitc des Parallelogramms einer oberschaligen 

 Bricl'waage dureh einen solchen, von eiueui Solenoi'd um- 

 gebenen konisehen Eisenkern, der, wie soust die Waag- 

 schale, dureh ein Gegeugewicht ausbalancirt ist. Wie 

 bei der Waage das Gleichgewicht (lurch die aut'gelegte 

 Last gestort und die Grosse der letztereu empiriscb auf 

 cine Skale, vor der die Zunge schwingt, anfgetrageu ist, 

 so wird hier der Zug des dureh die Stromwindungen 

 uiagnetisirten Eisenkerns, bezw. der einer bestimmten 

 Stromstarke entsprecheude Hub des Gegengewichts am 

 Zeiger der zur Stromwaage unigearbeiteten Briefwaage ab- 

 gelesen. 



Fr. Kohlrausch hat sofort den schwachen Punkt 

 eines derartigen Systems ruit vier Drehaxen entdeckt und 

 dasVorbild der Sallers'schen Briefwaage zur Construction 

 einer Stromwaage bentitzt; er belastet eine vielgangige, 

 cyliiidrische Spiralfeder, die zweckmassigerweise als so- 

 genannte Zweiwegfeder, d. h. zur Halfte iu dem einen, 

 zur anderen Halfte im entgegengesetzten Windungssinn 

 gewickelt, in der Mitte also mit eiuem Unikehrpunct ver- 

 sehen ist, mit einer oben geschlossenen Rohre aus diinuem 

 Eisenblech, dereu unteres Ende in eiu etwa ebeu so 

 langes Solenoid eiutaiicht, und vou diesem je nach der 

 Starke des durehriiessenden Stroms waiter eiugezogen 

 wird, wobei die Verlangeruug der Feder das fast ganz- 

 lich proportionate Maass fur die Stromstarke abgiebt. Der 

 Eisenkern durcbsetzt hierbei ein ganz homogenes Strom- 

 fcld; dureh eiuen von unten in die Rohre eintretendeu 

 Stab wird beim Eiuziehen das Entweichen der Luft ge- 

 hemnit und dadureh eiue wirksame E>anjpfung erzielt, im 

 iibrigen arbeitet diese Stromwaage, weun einigermaasseu 

 senkrecht aufgestellt, vollstandig reibungslos. 



Ayrton und Perry verwenden die namlichen Theile; 

 wiihrend aber Kohlrausch eine moglichst grosse Ver- 

 schiebung unter Vermeidung der Torsion der Eiseurb'hre 

 im Solenoid zu erreichen sucht, lassen sie nur eine ganz 

 geringe geradlinige Beweguug derselben zu, dadureh, 

 dass sie dieselbe mit ihrem geschlossenen untereu Ende 

 an eine Feder befestigeu, die rait gauz kleinem Durch- 

 messer aus schnuleui Band von Phosphorbronce her- 

 gestellt, der Ausdehnung einen grossen Widerstand ent- 

 gegensetzt, hierbei aber stark tordirt wird. Die geringe 

 Liingenausdehming von wcnigen Millimetern wird so auf 

 eine Winkclbewegung von uugef'ahr drei Quadranten iiber- 

 trageir, das Maass der Stromstarke ist an einem mit dem 

 obercn Ende der Eisenriihie verbundenen radialen Zeiger 

 an der Peripherie eines horizontalen Kreises abzulesen. 



Das Princip des geradlinig eintauchenden Kernes ist 

 ausserdem noch in Verbindung des archimedischen Auf- 

 triebs als Gcgenkraf't verweudet vvorden, indem der Eisen- 

 kern als Araometerspindel ausgehildet und das Stand- 

 glas mit Stromwindungen mngcbm wurdo, so von Dett- 

 mar, Lalande u. A. 



Der Kiscukcni wurde auch in Form eines Bogens 

 (Briickner, Ross u. Crimp.), oder eines gnisseren Theils 

 einer I'eripherie iSiemensi dreliliar um das z 



Centrum ausgebildet, wobei die Tiefe der Einziehuug in 

 eine entsprechend bogenfb'rmige, oder auch kurze ey- 

 liudrisehe Spule dureh die Winkelgrosse bestimint wird. 

 Spater ist aber bei eintaucbendeu Eisenkerneu in 

 Folge der Forderuug, deu Strommessern ausserlich die 

 dureh die Manometer iiblich gcwordene Dosenform zu 

 geben, das Briefwaagensystem allgemeiner gewordeu, je- 

 doch niehr nach der unterschaligen Anordnung, wobei 

 nur zwar Drehaxen nothwendig sind. Die versc.hiedeueu 

 Austulirungsformen untcrscheiden sich hauptsachlich nur 

 noch nach der Form der Eisenkerne. So beuutzt Dobro- 

 wolsky (Aligemeiue Elektricitiits-Gesellscliaft) eine diinue 

 Haarnadel, dereu beide Schafte zusammengedrillt sind, 

 Bruger (Hartmann & Braun) einen doppelkonischeu, 

 aus diinnem Blech gerollten Kern, wobei eine auf Torsion 

 beanspruchte cylindrisehe Feder als Gegenkraft client; 

 Gouges (Siemens & Halskc) kuppelt nelieneinander 

 zwei im Verhaltniss zur Spulenlilnge kurze Eisencylinder, 

 und Horn lasst schmale Riuge paarweise uacheinander, 

 sowohl von oben als von unten, also doppelt wirkend iu 

 das Solenoid einzieheu, wobei allerdings nicht weniger 

 als siebeu Drehaxen nothwendig werden. 



Als weiteres Constructionsprincip fiir elektromagne- 

 tische Strommesser finden wir dann weiches Eisen asym- 

 nietriseh im Stromfeld gelagert, das sich mit waehsendcr 

 Stromstarke in das dichtcre Kraftlinienbereicli hinein- 

 bewcgt, so von Uppenborn, der eine runde Eisenscheibe 

 excentrisch drehbar um eiue zu den Kraftlinieu senkrecht 

 stehende Axe, lagert, eine Anorduuug, die neuerdings 

 auch von Raps (Siemens & Halske) adoptirt wurde, 

 ferner von Hummel, der ein wiukelig gebogeues, ausser- 

 ordentlich diinnes Eiseublech um eine parallel mit den 

 Kraftlinieu stehende, im Hohlraum des Solenoids excen- 

 trisch gelagerte Axe sich dreben lasst. Eine ahnliche 

 Anordnuug findet sich auch bei Strommesseru von Ira- 

 hoff, von Fischinger (Kiunmer) u. A. 



Endlich hat sich noch die Anordnuug vou zwei oder 

 mehrereu Eisenkernen innerhalb eiues Solenoids bewiihrt. 

 von welcben einer um eine parallel zur Kraftliuienrichtung 

 liegende Axe beweglich ist. und je nach der gegen- 

 seitigen Lage von den im gleichen Sinne polarischen 

 festen Eisenkernen abgestossen oder angezogen wird. 

 Strommesser dieser Art sind Construirt von Siemens, 

 Scharnweber, Peschel, Edelmauu u. A. in den ver- 

 schiedensten Formen, hauptsaehlich verbreitet ist eiue 

 Construction vou Fischer dureh Hartmann & Braun. 



Eine storende Eigenschaft der Weieheiseuinstrumente 

 ist ilire Beeinflussung dureh benachbarte magnetisehe 

 Felder, ein anderer Mangel die magnetisehe Remanenz. 

 Der ersteren kann man mit der Stefan'schen Schirm- 

 wirkuug dureh Weicheiseumantei begegnen, die letztere 

 dureh mogliehst kurze magnetisehe Axen der Eisenkerne 

 auf ein praktisch zulassiges Maass verringern. 



Ein Vortheil ist ihr geringer Eigenstromverbrauch, 

 sowie ihre Unabhangigkeit von der Stromriehtung. 



Als viertc fiir Strommesser beniitzte Stromwirkung 

 stellt sich die Stromwarme dar. Sie ist schon vor einem 

 halben Jahrhundert von Hankel zur Messung des Stroms 

 beuutzt worden. Cardur iibertragt die geringe gerad- 

 linige Ansdehnuug, die ein fast zwei Meter langer, sehr 

 diinuer stromdurchflossener Platinsilberdraht, in Folge 

 seiner Erwarniung erfahrt, dadureh auf eine betraehtliche 

 kreisformige Bewegung, dass das eiue Eude des Drabts, 

 bezw. eines darau befestigten Coconfadens um eine, auf 

 einer Zeigeraxe sitzeiulen Rolle von kleinem Durchmesser 

 geschlungen und dureh eine Feder gespaunt ist. In seiner 

 Mitte ist der lange Draht liber eine zweite Rolle ge- 

 schlungen, um das Instrument auf die Halfte zu ver- 

 kiirzen. Es ist verdriinu't worden (lurch eine Construction 



