XVI. Nr. 31. 



Natunvissenschaftliche TVochenschrift. 



365 



von Asch (Hartmann & Braun); bei dieser wird die 

 Durchbiegmig eines ganz kur/.en, zwischen zwei festen 

 Pnnkten gespannten, stroiudurcliflossenen Drahts aufge- 

 nominen von einem in der Mitte angekniipfteu stromlosen 

 Draht, der wiederuui auf Durchbiegung beansprueht ist, 

 jedoch in erheblich hoherem Maasse als der stromfuhrende 

 Draht. Die geradlinigen Weglangen clieser Durchbiegungen 

 werden dann in bekauuter Weise durch einen um eine 

 Rolle gelegten Faden miter der Gegenwirkung einer ge- 

 spannten Feder auf eine Drehaxe iibertragen. 



Flir boherc Stromstarken ist der Messdralit an eiuen 

 Nebenschluss von geriugem Widerstand und entsprechender 

 Dimensionirung gelegt, so dass ersterer nur eineu kleiuen 

 Theilstrom aufzunehmen hat. Zur Verminderung des Span- 

 nungsabfalles wird dem Messpunkt der Strom an flint' 

 Stellen zugefiihrt, so dass er gewissennaassen in vier 

 parallel geschaltete Theile zerlegt ist. 



Die Hitzdrahtinstrumente haben den Vorzug, fur 

 Gleich- und Wechselstrom jeder beliebigen Polwechsel- 

 zahl*) verwendet werden zu konnen, aber sie verlangen 

 die Vorsieht, dass sie nicht mit unzulassig hobem Strom 

 beschickt werden. Als ein Nachtheil konute empfuuden 

 werden, dass sie einen relativ hohen Strom verbrancbeu. 



Endlich ist aiicb noeb die Inductionswirkung des 

 Strorus fiir die Construetion von Strommessern in An- 

 spruch genommeu wordeu, die allerdings ausschliesslich 

 nur fiir Wechselstrom brauchbar sind. Ein soldier Strom- 

 inhalt von Peukert basirt auf dem bekaunten schonen 

 Elihn Thorns on' schen Experiment der von einer 

 Wechselstrom fiihrenden Spule abgestosseuen Kupfer- 

 scheibe; Benischke (A. E. S.) und Gorner (Hartmann 

 und Braun) benntzen das Ferraris'sche Drehfeld, das 

 man leicht erhiilt, wenn man zwisdien den Polen eines 

 Blattermagneten eine Aluminiumscheibe drehbar lagert, 

 in der nicht bloss primare, von den erregcnden Win- 

 dungen herrflhrenden Wirbelstrome , sondern audi se- 

 cundare, in der Phase verschobene Strome durch Armi- 

 rung der Pole mit einseitigen Kupferstiicken, bezw. Kurz- 

 schlussringeu inducirt werden. Die Angaben derartiger 

 Strommesser sind aber in bohem Maasse sowohl von der 

 Polwechselzahl, als von der Stromcurvenform abhangig. 



Die Anspriiche. die an Strom-, bezw. Spau- 

 n ungsniesser**) gestellt, aber wohl von keiner der be- 

 kannten Constructioncn vollig erfiillt werden, sind fol- 

 gende: 



Der Zeiger soil oline jedc weitere Manipulation di- 

 rect die MessgrOsse angeben. - - Der Zeiger soil Stnnn- 

 scbwankungen sofort folgen und sich aperiodisdi ein- 

 stellen. -- 1'er Zeiger soil bei zunehmender, wie bei ab- 

 ncliniendcr Stromstarke die uamlielicn Wt-rthe angcbrn 

 Hysteresis, magnetische und mechanischc Remaneuz). - 

 Das bewegliche System soil auf aussere magnetisdie Eiu- 

 tliisse nicht reagircu. - Die Skale fiir Strommcsser soil 

 iiber die gauze Ausdehnung proportionale Intervalle haben, 

 fur Spannungsmesser dagegen sollen die Intervalle an 

 der Gebrauchsstelle besonders gross sein. Strommesser 

 sollen moglichst kleiuen Widerstand haben (kleiner .Spau- 

 uungsabfall an den Klcmmen). - Bei Spannungsmessern 

 ist grosser Widerstand erwiiuscbt (geringer Eigenverbrauch 

 an Stromstarke). - - Der Querschnitt der Windungeu soil 

 bei Strom- und Spannungsmessern geniigeud gross sein 

 (Stromdichte klein), um schadliche Ervviivmung auszu- 



*) Diesen Vorzug habeu auch die elektrostatischen Instru- 

 iiR-nte, die aber nur als Spaunungsmesser beuutzt werden. 



*) Die in der Technik gebrauchlichen Spannungsmesser 

 (Voltmeter) sind nichts auderes als Amperemeter fiir sdiwaclie 

 Strome. 



schliessen. Spannungsmesser insbesonderc sollen dauernd 

 im Stromkreis verbleiben konnen; weder die Erwarmnng 

 durch den Strom noch Aeuderungen der iiusseren Tempe- 

 ratur diirfen die Zeigereinstellung beeintrachtigen (grosse 

 Ballastwiderstaude mit geringem TemperaturcoeTncient). - 

 Fiir technische Zwecke wird bei Strommessern eine 

 Geuauigkeit von ' /3 bis 1 des Maximalwerthes der 

 Skale fiir sammtliche Skalenwerthe als geniigend er- 

 achtet; bei Spannungsmessern muss mindesteus die niim 

 liche Geuauigkeit fiir die der Normalspannung benadi 

 barten Spannungswerthe gefordert werden. 



2. Schulinstrunientarium fiir elektrische 

 Messungen. 



Im Anschluss an seine Vortrage iiber die Galvano- 

 meter hielt Herr Hartmann eine im Programm nicht 

 vorhergesehene Demonstration eines Schulinstrumentariums 

 fiir elektrische Messungen ab. 



Im Bericht des dritten Ferieucursus wnrde dasselbc 

 eingehend beschrieben und verweisen wir daher auf den- 

 selben. 



cf. Xiiturw. Rundschau Bd. XIV, No. 14, S. 159. 



C. Chemie. 



Prof. Dr. Freuml: a) Deber die Eutdeckuug neuer 

 Elemente im letzten Jahrzehut. 



Der Vortragende bespricht zuerst die Geschichte der 

 Entdeckung des Argons durch Rayleigh und Ramsny, 

 di'incinstrirt die Methoden zur Abscbeiduug dieses Gases 

 aus der Luft und erliiutert seine Eigenscbaften , so\\ie 

 das Spectrum dcsselbcn. Der Reduer zeigt alsdauu ver- 

 schiedene seltene Mineralieu, wie z. B. Broggerit vnr, 

 von denen bekannt war, dass sie beim Erhitzen Stick- 

 stuff entwickeln und bespricht die Forschungen von Ram- 

 say, welcher bei naherer Dntersuchung dieses Gases He- 

 lium darin nachwies. - Das Spectrum desselben wnrde 

 projicirt, sein Volumgewicht und die Versuche zur Er- 

 mittelung des Atomgewicbts eingebeud ero'rtert. Bringt 

 man Helium mit dem Atomgewicht 4 und Argon mit dem 

 Atomgewidit 38 in die VIII. Gruppe des Systems der 

 Elemente, so war die Entdeckung noch anderer in die- 

 selbe Gruppe gehorender Elemente vorauszusehen. Der 

 Vortragende giug nunmehr zu den neuesten Forschungen 

 von Ramsay iiber. dem es in der That gelang, aus der 

 Luft ein Gas mit dem Volumgewicht 10 uud dem Atom- 

 gewicht '20 zu isoliren, welches den Namen Neon er- 

 halten hat. Die Forschungen Ramsay's machen die 

 Existenz noch eines anderen gasfOrmigen Elemcntes mit 

 dem Atomgewicht 80 wabrscheinlich. Der Redner schil- 

 dert ausfiihrlich das Verfahreu, welches zur Isolirung und 

 Reiudarstelluug jener Gase gefiihrt hat, ihre Eigenschafteu 

 und Stellung im periodischeu System. 



b) Uber die neueren physikalisch - chemischen 

 Theorieen: van't Hoff's Theorie der Losungen; 

 Theorie der elektrolytischen Dissociation von 

 Arrhenius; osmotische Theorie des Stroms d < 

 Volta'schen Kette. 



Man vergleiche Bericht des dritten naturwissens' 

 lichen Feriencursus: Naturw. Rundschau Bd. XIV, 

 S. 170. In demselben siud obige Themata si 

 handelt. 



