N. F. VIII. Nr. 2 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



sagten werden Sie erkennen, dafi fiir sehr schnell 

 verlaufende Bodenbewegungen die Indikatorver- 

 grofierung ]', bei sehr langsamem Verlauf die 

 Indikatorlange / entsclieidend 1st; dazwischen 

 kommen beide Grofien zur Geltung. ,,Schnell" 

 und ,,langsani" sind hier gegeniiber der Eigen- 

 periode des Instrumentes zu beurteilen. So wird 

 verstandlich , dafi je nach der Lage der Eigen- 

 periode das Instrument mehr die kleinen Perioden 

 in dem Erdbeben oder mehr die grofien bevor- 

 zugt. Schwingt das Instrument ungedampft, und 

 liegt seine Eigenperiode im Bereich der Perioden 

 bei dem Erdbeben , so wird es durch Resonanz 

 besonders stark auf seine Eigenperiode reagieren. 

 Das erhoht zwar unter Umstanden sehr seine 

 Empfindlichkeit, ist aber hochst storend, wenn ein 

 klares Urteil iiber den Verlauf der Erderschiitte- 

 rungen gewiinscht wird, denn das ubermachtige 

 Auftreten der Eigenperiode lafit nichts anderes 

 deutlich zur Geltung kommen. Die Instrumente, 

 welche zum Studium der Erdbebenwellen 

 dienen sollen, miissen daher eine starke Dampfung 

 erhalten, wenn man nicht die Periode sehr hoch 

 (i Minute und dariiber) oder sehr niedrig (i Se- 

 kunde und darunter) legen kann , was meist aus 

 technischen Schwierigkeiten nicht angangig ist. 



Ich sagte vorhin, dafi die Registrierung der 

 Erdbebenwellen sehr hohe instrumentelle Anfor- 

 derungen stellt. Dies wird hervortreten, wenn 

 ich nun einige Angaben iiber die Empfindlichkeit 

 der Instrumente mache, die fiir den praktischen 

 Gebrauch in Betracht kommen. 



Handelt es sich um die Aufzeichnung der 

 grofien Weltbeben, so ist eine Neigungsempfind- 

 lichkeit E - - i mm fur I Bogensekunde, ent- 

 sprechend einer Indikatorlange / von 200 Meter, 

 nur noch in besonderen Fallen hinreichend, man 

 mufi E -- 5 - - 50 mm, entsprechend / - - 1000 

 bis 10000 Meter erstreben. Eine Indikatorver- 

 grofierung V von nur 10 ist nur noch bei ganz 

 grofien oder verhaltnismafiig nahen Beben zu- 

 reichend, man mufi 50 oder IOO oder 200 erstre- 

 ben. In den kleinen Erdbeben, wie sie in Mittel- 

 europa auftreten, zeigen sich hauptsachlich sehr 

 kurze Perioden (hochstens ein paar Sekunden) und 

 sehr geringe Bewegungen. Will man diese in 

 einigen Hundert Kilometer Entfernung noch re- 

 gistrieren, so findet man, dafi selbst eine 2cofache 

 Vergrofierung noch wenig befriedigend oder ganz 

 ungeniigend ist. Ich habe deshalb in Gottingen 

 fiir diese Erdbeben noch ein besonderes Instrument 

 aufgestellt, das 2100 mal vergrofiert." 



Natiirlich ist bei photographischer Registrierung 

 die Erzielung hoher Empfindlichkeit sehr viel 

 leichter zu erreichen, als bei mechanischer, da der 

 Lichtstrahl, auch wenn er noch so lang ist, nichts 

 wiegt und beim Auftreffen auf photographisches 

 Papier keine Reibung erzeugt. Ein photographieren- 

 des Horizontalpendel kann daher in kleinen Di- 

 mensionen und im Gewicht von 20 100 Gramm 

 hergestellt werden; nur stellt sich der Betrieb sehr 

 teuer und daher bleibt man auf den meisten 



Stationen auf die mechanische Registrierung an- 

 gewiescn, bei der zur sicheren Uberwindung der 

 Reibungen die stationare Masse sehr grofi gemacht 

 werden mufi. Die Wiechert'schen Pendel haben 

 Massen von loookg bzw. 17000 kg. Die letztere, 

 gewaltige Masse, welche durch einen mit Schwer- 

 spat gefiillten Eisenzylinder von 2 m Hohe und 

 2 m Durchmesser dargestellt wird, gehort zu dem 

 oben erwahnten Instrument mit 2iOOmaliger Ver- 

 grofierung. Mit diesem Instrument konnte aber 

 auch z. B. am 16. September 1906 die Explosion 

 eines Forts in Besangon zu Gottingen deutlich 

 wahrgenommen werden und die Maschinen des 

 Gottinger Elektrizitatswerkes , das 2 % km von 

 der Erdbebenwarte entfernt liegt, bedingen eine 

 feine Wellung der Seismogramme, vermoge deren 

 der Betrieb des Elektrizitatswerkes genau kontrol- 

 liert werden kann. Selbst in den unterirdischen 

 Befestigungen der Insel Helgoland, wo das Instru- 

 ment zeitweilig aufgestellt war und eine sonst 

 nirgends erreichbare Ruhe zeigte, traten doch hin 

 und wieder nervose Zuckungen des Lichtpunktes 

 und fortwahrende leichte Bewegungen auf. 



Bis Mitte 1907 gab es auf der Erde im ganzen 

 1 26 Stationen mit registrierenden Erdbebenmessern. 

 Fast die Halfte davon entfallt auf das iiber die 

 ganze Erde ausgedehnte englische Netz. Deutsch- 

 land hat 15 inlandische Stationen, denen sich 

 neuerdings je eine in Apia (Samoa-Inseln), Dar- 

 es -salam und Kiautschau zugesellt hat. Die 

 meisten Stationen sind mit Horizontalpendeln aus- 

 gestattet, wahrend die Zahl der Vertikalseismo- 

 meter noch sehr gering ist. Mit Hilfe der 

 Potsdamer, in 25 m Tiefe unter dem Erdboden 

 aufgestellten Horizontalpendel hat O. Hecker 

 kiirzlich auch die Deformationen des Erdkorpers 

 unter dem Einfiufi von Sonne und Mond sehr 

 deutlich nachweisen konnen. Aus dem Betrage 

 dieser Gezeitenerscheinung am festen Erdkorper 

 ergibt sich, dafi diesem etwa die Starrheit des 

 Stahles zukommt. Kbr. 



Biicherbesprechungen. 



Otto zur Strassen, Die neuere Tierpsycho- 

 logie. Vortrag in der zweiten allgemeinen Sitzung 

 der 79. Versammlung deutscher Naturforscher und 

 Arzte zu Dresden. Druck und Verlag von B. G. 

 Teubner, Leipzig und Berlin, 1908. 



Der Verfasser macht uns in geschickter Weise 

 mit den verbreitet:ten Anschauungen der modernen 

 Tierpsychologie bekannt. Als Vertreter des psycho- 

 physischen Parallelismus behandelt er in erster Linie 

 das rein ins Gebiet der Physik und Chemie fallende 

 Problem des tierischen Bewegungsmechanismus, erst 

 ganz am Schlusse spricht er sich iiber die Zuordnung 

 des Psych ischen aus. Das fiir alle Wissenschaft 

 obligatorische Prinzip der Okonomie veranlafit ihn, 

 nicht nur dem Menschen, sondern auch den Tieren 

 ein BewuStsein zuzuschreiben. Bis zu welcher Stufe 



