Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



Neuc Folgc VIII. Band; 

 der ganzen Keihe XXIV. Band. 



Sonntag, den 21. November 1909. 



Nummer 47. 



Ober die Erfolge der neueren stereoskopischen Verfahren. 



[Nachdiuck verboten.j 



Yon I>r. Richard Cords. 



Alle Mefiinstrumente der exakten Naturwissen- 

 schaften fufien im letzten Grunde auf einem 

 optischen Unterscheidungsvermogen. Nur durch 

 Beobachtung von Mafistaben, von Ausschlagen, 

 von beweglichen Zeigern oder Pendeln gewinnen 

 wir genaue Mafle fiir alle in Betracht kommenden 

 Faktoren. Es ist der Gesichtssinn, genauer die 

 ,,Feinheit des optischen Raumsinnes" (Her ing), 

 wodurch die Exaktheit unserer Messungen ermog- 

 licht wird. 



Auf dieser Feinheit des optischen Raumsinnes, 

 durch mikroskopische Beobachtung einer Nonius- 

 verschiebung aufs hochste vervollkommnet, be- 

 ruhten alle feineren optischen Mefiinstrumente, 

 bis vor wenigen Jahren die Firma Carl Zeifi in 

 Jena mil einer Anzahl von neuen optischen 

 Prazisionsinstrumenten an die Offentlichkeit trat, 

 die auf einer ganz anderen physiologischen Grund- 

 lage basierten, namlich auf der streng an den 

 gemeinsamen Gebrauch b e i d e r Augen gekniipften 

 Tiefensehscharfe. Die physiologische Fahigkeit 

 des Tiefensehens, bei der doch anscheinend von 

 einer Exaktheit nicht die Rede war und iiber 

 deren letzten Grund man noch so wenig weifi, 

 zu Prazisionsinstrumenten zu verwenden, erschien 

 anfangs unerhort und stieS auf lebhaften VVider- 

 spruch; aber bald schon vermochten die prak- 

 tischen Erfolge die Zweifler zum Schweigen zu 

 bringen. 



Ich will hier nicht auf die physiologischen 

 Theorien der Tiefenwahrnehmung eingehen, zumal 

 sie ja kurzlich in dieser Wochenschrift (N. F. VIII, 

 1909, S. 273) einer eingehenden, wenn auch von 

 einem viel umstrittenen Standpunkte ausgehenden 

 Bearbeitung unterzogen worden sind. Soviel sei 

 nur erwahnt, dafi die Tiefensehscharfe nach Unter- 

 suchungen von Bourdon, Pulfrich und Heine 

 bedeutend feiner ist, als man friiher, besonders 

 unter Helmholtz, annahm, und da8 schon eine 

 quere Disparation (siehe a. a. O. S. 274) von 

 wenigen Winkelsekunden geniigt, um eine Tiefen- 

 vorstellung hervorzurufen. Selbstverstandlich gilt 

 das nur fur ganz normale Augen, die gute Seh- 

 scharfe, gleiche Brechkraft und eine gewisse Ubung 

 besitzen. 



Dafi in dieser auSerordentlichen Genauigkeit 

 ein Prinzip fiir neue Mefiinstrumente lag, wurde 

 zuerst von Pulfrich erkannt. Mit bewunderns- 

 wiirdiger Ausdauer verstand derselbe es, das neue 

 Verfahren auf alien moglichen Gebieten zu ver- 

 werten. Der Zweck dieser Darlegung soil sein, 

 iiber den jetzigen Stand des Siegeszuges der 

 neueren Stereoskopie bzw. Stereophotogrammetrie 



zu berichten. Eine genauere Beschreibung der 

 einzelnen Instrumente eriibrigt hier, da diese Zeit- 

 schrift bereits 1902 (N. F. I, S. 517) aus der 

 Feder Prof. Koerber's einen klaren und das 

 Wesentliche umfassenden Artikel brachte. Nur 

 ganz kurz seien daher noch einmal die einzelnen 

 Instrumente aufgefiihrt und die jiingsten Neue- 

 rungen dargelegt. 



Die erste Gruppe von Instrumenten sind die 

 Doppelfernrohre, in welchen, wie zuerst in H e 1 m - 

 holtz' Telestereoskop, der Objektivabstand durch 

 Spiegel oder Prismen der Entfernung der Augen 

 gegeniiber vergrofiert und ein Hinausriicken der 

 Tiefeneffekte erzielt wird. Die auf diesem Prinzip 

 beruhenden Instrumente, Prismenfeldstecher, Relief- 

 fernrohre und stereoskopische Entfernungsmesser 

 oder Stereotelemeter sind von K o erber (a. a. O., 

 S. 518) eingehend an der Hand von Abbildungen 

 beschrieben worden. Eine wesentliche Verande- 

 rung haben sie seither nicht erfahren. 



Das nachste wichtige Instrument, das auch 

 schon in dem genannten Aufsatze eingehende 

 Wurdigung fand, ist der Stereokomparator. Er 

 ermoglicht bekanntlich die Vergleichung zweier 

 stereoskopischen Bilder bis in die feinsten Einzel- 

 heiten, indem jede kleinste quere Disparation als 

 Tiefeneffekt sofort in die Augen springt. Mit 

 Hilfe der ,,wandernden Marke" de Grousillier's 

 lafit sich die Grofle der Differenz durch Ablesung 

 einer Mikrometerschraube auf das genaueste be- 

 stimmen. Der Stereokomparator besteht bekannt- 

 lich aus dem Tische fiir die zu beobachtenden 

 Objekte (photographischen Platten), aus zwei 

 Mikroskopen und der Einrichtung der wandernden 

 Marke. Neuerdings ist derselbe fur Platten von der 

 Grofle 24 >< 30 cm eingerichtet worden, doch 

 reichen die kleineren Modelle fiir die Praxis voll- 

 kommen aus. Die Vergroflerung der Mikroskope 

 ist je nach Bedarf 4-, 6- oder 8-fach ; die vierfache 

 ist fiir photogrammetrische Zwecke, die sechsfache 

 fiir astronomische, die achtfache fiir metronomische 

 Aufgaben besonders geeignet. 1 ) 



Neuerdings ist es Pulfrich'-) gelungen, den 

 Gebrauch des Stereokomparators fur manche 

 Zwecke auch solchen Personen zu ermoglichen, 

 die aus irgendeinem Grunde (Sehschwache eines 

 Auges, Schielen usw.) kein binokulares Tiefen- 

 sehen haben ; er erfand namlich eine Einrichtung, 

 die die monokulare Beobachtung gestattet. Dies er- 



') Vgl. hierzu Pulfrich, Zeitschrift fur Instrumenten- 



kunde 22, 1902, S. 65, 133, 178, 229. Ebenda 23, 1903, 

 S. 43. 



-| Zeitschrift fur Instrumentenkurule 24, 1904, S. 16 1. 



