738 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. Vin. Nr. 47 



scheint auf den ersten Blick hochst verwunderlich, 

 da ja bei Betrachtung mit einem Auge die 

 physiologische Voraussetzung, die zur Konstruk- 

 tion des Instrumentes gefiihrt hat, in Wegfall 

 kommt. Die neue Vorrichtung fufit in der Tat 

 auf einer ganz anderen Eigenschaft unserer Netz- 

 haut, die mit Tiefensehen gar nichts zu tun hat. 

 BekanntHch zieht jede Veranderung im Gesichts- 

 felde, sei es nun eine Bewegung, sei es eine 

 Farben- oder Helligkeitsanderung, die Aufmerksam- 

 keit in hohem Mafie auf sich. Verdunkelt man 

 in ganz gleicher Weise abwechselnd das eine und 

 dann das andere zweier zu vergleichenden Objekte, 

 so werden alle Punkte, die nur auf dem einen 

 Objekte vorhanden sind, bei jedem Wechsel der 

 Beleuchtung auftauchen und wieder verschwinden, 

 aufblinken, unruhig flimmern im Vergleich mit 

 der Umgebung. Nur wo beide Objekte ganz 



habe vor allem VVert fur solche Personen, denen 

 das binokulare Tiefensehen fehlt, so 1st damit ihre 

 Bedeutung bei weitem nicht erschopft. Schon 

 bald zeigte sich namlich, dafi die neue Methode 

 auch fur Beobachter mit gutem stereoskopischen 

 Sehen ftir ein schnelles und sicheres Erkennen 

 von Bilddifferenzen ganz bedeutende Vorteile bietet. 

 Es treten nicht nur alle die Punkte deutlicher 

 hervor, die nur auf einer Platte vorhanden sind, 

 sondern auch alle, der Ho he nach verschiedenen 

 Punkte, an die sich ja keine Tiefeneffekte kniipfen. 

 Besonders in der Astronomic, zur Vergleichung 

 von Sternkarten, hat das monokulare Verfahren 

 das altere vollig verdrangt, wahrend natiirlich fiir 

 Messungen an korperlichen Gebilden die bino- 

 kulare Methode unersetzlich bleibt. 



Wie wir unten sehen werden, bietet fiir 

 Terrainaufnahmen die neue stereophotogramme- 



Fig. I. Das Blinkmikroskop. 



gleich sind, wird man keinerlei Helligkeitsunter- 

 schiede wahrnehmen; es scheint nur ein Objekt 

 vorhanden zu sein, das in Ruhe verharrt. 



In dem neuen Blinkmikroskop (s. Fig. l) 

 miissen demnach zwei Voraussetzungen erfullt 

 sein. Die erste, dafi beide Objekte einem Auge 

 gleichzeitig dargeboten werden, ist erreicht durch 

 Anbringung einer um 45" geneigten Glasflache, 

 welche bekanntlich die Halfte der auf sie auf- 

 fallenden Strahlen durchlafit, die andere Halfte 

 reflektiert. Die zweite Voraussetzung ist die ab- 

 solut gleichmafiig abwechselnde Erhellung und 

 Verdunklung der beiden Objekte. Eine genaue 

 Beschreibung des hierzu konstruierten Apparates, 

 dessen Hauptteile ein Elektromotor und ein Paar 

 eigenartig beschaffener, sich offnender und 

 schliefiender Zangen sind, wiirde mich hier zu 

 weit fiihren. 



Hatte ich oben gesagt, diese neue Vorrichtung 



trische Methode dem alten MeBtischverfahren 

 gegeniiber manche schwerwiegenden Vorteile. 

 Immerhin ist auch dieses Verfahren ein aufierst 

 miihsames; gebraucht doch der vollig Einge- 

 arbeitete fiir die Bestimmung nur eines Terrain- 

 punktes 2 1 / 2 Minuten, da fiir jede solche Bestim- 

 mung drei Ablesungen und Einstellungen erforder- 

 lich sind. Es hat infolgedessen nicht an Ver- 

 suchen gefehlt, das Verfahren zu vereinfachen. Ich 

 will nur den Stereoplotter von F. V. Thomp- 

 son 1 ) und den Autostereograph von E. v. Orel 2 ) 

 erwahnen, die beide eine automatische Aufzeich- 

 nung ermoglichen. Ich konnte mich selbst davon 

 iiberzeugen, mit welch vvunderbarer Schnelligkeit 

 der letztere eine Ausmessung gestattet. 



Um auch gewohnliche, mit einer exakt 



J ) Geographical Journal 31, 1908, S. 534. 



2 ) Internal. Archiv fiir Photogrammetrie 1, 1908, S. 135. 



