42O 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. IV. Nr. 27 



Temperatur nach Definition Null ist. Dann steht 

 das Gas unter dem Druck einer Atmosphare ver- 

 mehrt oder vermindert urn die Hohendiffercnz der 

 Quecksilbersaulen. Ersterer wird an einem Baro- 

 mater, letztere am Instrument selbst abgelesen. 



Befindet sich das Gefafi danach auf irgend 

 einer anderen Temperatur t, so kann dieselbe aus 

 dem nach richtiger Einstellung der linken Kuppe 

 abgelesenen Druck berechnet werden. Allerdings 

 bleibt dabei zu beriicksichtigen, dafi erstens nicht 

 nur das Gas, sondern auch das Gefafi eine Ande- 

 rung seines Volumens erfahrt, und dafi zweitens 

 in der Kapillare und dem oberen Teil des linken 

 Schenkels eine kleine Gasmenge bleibt, deren 

 Temperatur nicht mit derjenigen des Thermometer- 

 gefafies iibereinstimmt. Zur exakten Ermittlung 

 von t sind deshalb diese Einfliisse zu beriick- 

 sichtigen, die bei grofien Temperaturdifferenzen 

 Abweichungen von vielen Prozent herbeifiihren 

 wiirden. Die zur Berechnung exakt geeignete 

 Formel wird dadurch etwas komplizierter, namlich 



. _P / T -J_ -. d f I Vs . 



i+ot. 



i+t 



ot 



Darin ist 



Pi, Druck bei o", 



p Druck bei der zu suchendenTemperaturt, 



V Volumen des Gefafies bei o", 



v s Vol.dessogenanntenschadlichenRaumes 

 bei Zimmertemp., 



t, Temperatur des schadl. Raumes bei 

 Beobachtung des o-Pkts., 



t' s Temperatur des schadl. Raumes bei 

 Beobachtung der Temp, t, 



3(3 Ausdehnungskoeffizient des Gefafimate- 



rials. 



Der Ausdehnungskoeffizient des Gases or wird 

 erhalten, wenn das Thermometergefafi einmal in 

 schmelzendes Eis und einmal in siedendes Wasser 

 gebracht wird ; dann berechnet sich o aus der 

 mitgeteilten Formel, wo t= 100 gesetzt ist. 



Was nun die Grofie des mit dem Wasserstoff- 

 thermometer zu erreichenden Mefibereichs angeht, 

 so erleidet dieselbe prinzipiell nur durch die Be- 

 dingung eine Einschrankung nach tiefen Tempera- 

 turen hin, dafi das Gas seinen Kondensationspunkt 

 nicht erreichen darf, damit es den Gasgesetzen 

 folge. Im ubrigen sind Einschrankungen besonders 

 nach sehr hohen Temperaturen hin nur gegeben 

 durch die Unmoglichkeit, das Gas mit einer Wan- 

 dung zu umgeben, die sehr hohen Temperaturen 

 gegeniiber bestandig ware, wozu noch kommt, dafi 

 Wasserstoff bei grbfieren Warmegraden sehr leicht 

 durch die nicht mehr undurchlassige Gefafiwand 

 hinausdiffundiert. Besonders aus letzterem Grunde 

 war es angebracht, cine Vergleichung der Angaben 

 des Wasserstoffthermometers mit Thermometern 

 mit anderer Gasfiillung auszufiihren. Dabei hat 

 sich gezeigt, dafi der Unterschied des Wasserstoff- 

 und des Luftthermometers bei 190" noch keinen 



Grad betragt und dafi die Angaben des Wasser- 

 stoffthermometers noch bei 220" mit denen des 

 Heliumthermometers vollkommcn iibereinstimmen, 

 so dafi das erstere noch bis zu diesen tiefen Tem- 

 peraturen als zuverlassige Grundlage der Messung 

 anzusehen ist. Erst bei noch tiefercn Tempera- 

 turen wird eine kleine Abweichung der Angaben 

 beider Thermometer merkbar, wie die beistehende 

 Tabelle lehrt; dieselbe gibt die Temperaturen an, 

 welche mit beiden Thermometern fur fliissigen 

 Wasserstoff gefunden werden , der unter ver- 

 schiedenem Druck verdampft. 



Fiir die Messung holier Temperaturen erweist 

 sich besonders der Sttckstoff in vortrefflicher Uber- 

 einstimmung mit Wasserstoff, der deshalb in vielen 

 Fallen den Wasserstoff ersetzen kann, wenn der 

 letztere fur die Beobachtungen Schwierigkeiten 

 bietet, wie dies von etwa 500 an der Fall ist. 

 Unter 500 ist Wasserstoff in Gefafien aus Jenaer 

 Borosilikatglas gut verwendbar, wenn Sorge ge- 

 tragen ist, dafi sich keine Spuren von Sauerstoff 

 gleichzeitig im Gefafi vorfinden, welche sich beim 

 Erwarmen mit dem Wasserstoff verbinden und 

 dadurch die Angaben falschen konnten. Fiir hohere 

 Temperaturen lafit sich Wasserstoff in Platinge- 

 fafien anwenden, die aber im gliihenden Zustand 

 Wasserstoff durchlassen und dann durch Porzellan- 

 gefafle zu ersetzen sind, welche, da Wasserstoff 

 von 700" an auf das Porzellan reduzierend wirkt, 

 rum durchweg mit Stickstoff gefullt werden. Bis 

 etwa 1450 ist aufien glasiertes Porzellan brauch- 

 bar, iiber 1 100 allerdings nur dann, wenn die 

 Gefafie von aufien unter schwachem Uberdruck 

 gehalten werden, damit nicht die weich gewordenc 

 Glasur von innen durchbrochen wird (Innenglasur 

 ist wegen schwacher Verdampfung derselben un- 

 zulassig). Seit 1899 ist es Holborn und Day, von 

 denen besonders .der erstere sich grofie Verdienste 

 um die Thermometrie erworben hat, gelungen, bis 

 zu etwa 1400" Gefafie aus Platin-Iridium zu ver- 

 wenden. \'on weiterer Bedeutung fur die Her- 

 stellung widerstandsfahiger Gefafie ist das neuer- 

 dings von W. C. Heraus hergestellte Quarzglas, 

 das ohne Gefahr sehr hohe Temperaturen ertragen 

 kann. Zur F'iillung derselben kann aber Wasser- 

 stoff ebenso wie Helium nicht in Betracht kommen. 

 da besonders das letztere schon von 200" ab merk- 



