N. F. IV. Nr. 27 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



421 



lich durch Quarz diffundiert. Der schadliche Raum 

 in der Kapillare bringt in diesen hohen Tempera- 

 turen gro(3ere Korrektionen. Es ist vorteilhaft, 

 dicselben experimentell /.u ermitteln, indem man 

 nach Deville und Troost ein dem eigentlichen 

 Lufthermometer genau gleich gebautes ohne Ballon 

 neben diesem im gleichen Raume erhitzt und da- 

 durch den Einflufi des schadlichen Raumes be- 

 stimmt. 



Um kurz zusammenzufassen, sehen wir, dafi 

 alle Temperaturgrade von etwa 260" bis -f- 1450 

 mit unseren heutigen Mitteln sich mit dem Normal- 

 thermometer bestimmen lassen, indem von 260" 

 bis 220 als thermoskopische Substanz das Helium 

 (dasselbe ist bei 264" noch nicht fliissig), von 

 220" bis etwa -{-500" der Wasserstoff beide 

 in beliebigen Gefafien und von 500" bis 1450 

 der Stickstoff in Gefafien aus Porzellan, Platiniri- 

 dium oder Quarz benutzt wird. 



b ) F 1 ii s s i g k e i t s t h e r m o m e t e r. 

 Den Gasthermometern gegeniiber viel leichter 

 zu handhaben im praktischen Gebrauch sind die 

 Instrumente, welche die Volumenanderung von 

 Fliissigkeiten als Kriterium der Temperatur ver- 

 werten. Dieselben sind moglicherweise im Jahre 

 1631 zum erstenmal benutzt und spaterhin be- 

 sonders von Fahrenheit (1714), Reaumur (1730) 

 und Celsius (1/42) so modifiziert worden, wie sie 

 noch heute allgemein gebrauchlich sind. Es ist 

 fiir solche Thermometer von Wichtigkeit, dafi so- 

 wohl die zur Fiillung benutzte Fliissigkeit wie auch 

 die als Material fiir das Gefiifi und die Kapillare 

 gewahlte Glassorte sich innerhalb des durch Ge- 

 frier- und Siedepunkt der Fliissigkeit gegebenen 

 Mefibereichs moglichst gleichmafiig ausdehnen. Ist 

 dies nicht der Fall, so werden diese Instrumente 

 - dasjenige von Celsius direkt, die anderen nach 

 einer leichten Umrechnung zwar mit ihren beiden 

 Fixpunkten, Schmelzpunkt des Eises und Siede- 

 punkt des Wassers, mit dem Gasthermometer iiber- 

 einstimmen, dagegen in anderen innerhalb oder be- 

 sonders aufierhalb liegenden Temperaturgraden 

 Abweichungen zeigen. Als geeignetste Thermo- 

 meterfliissigkeit erscheint in cliesem Sinne das 

 Quecksilber, wenn gleichzeitig das vorziigliche 

 Jenaer oder auch neueste Thiiringer Glas zur Ver- 

 wendung kommt. Einen Vergleich der Angaben 

 solcher Thermometer mit dem Luftthermometer 

 ergibt die folgende Tabelle fiir Temperaturen von 

 O bis 300" C; die Zahlen in der zweiten und dritten 

 Kolonne stellen die Korrektion dar. 



Da Quecksilber bei -- 39,5" C gefriert und bei 

 -f- 355 siedet, liegt der Verwendungsbereich solcher 

 Thermometer etwa zwischen --35" und -j- 320, 

 innerhalb dessen die Angaben fur den allgemeinen 

 Gebrauch als exakt zu betrachten sind. Wird die 

 Kapillare iiber dem Quecksilbertaclen nicht wie 

 iiblich evakuiert, sondern mit Kohlensaure oder 

 Stickstoff von etwa 20 Atmospharen Druck ange- 

 fiillt, so erhoht sich dadurch der Siedepunkt des 

 Quecksilbers so weit, dafi ein solches Instrument 



Temperaturen bis 550 C anzeigen kann; es ist 

 selbstverstandlich mit dem Gasthermometer vor- 



her zu aichen. Die Figur 2 stellt ein von der 

 Firma G. A. Schultze-Berlin ausgefiihrtes Oueck- 

 silberpyrometer dar, wie es zur Messung der Tem- 

 peratur der Rauchgase bei Feuerungsanlagen Ver- 

 wendung findet. 



Fig. 2. 



Um Temperaturen unterhalb 35 C zu messen, 

 kann das Quecksilber durch Alkohol ersetzt 

 werden, der sich bis etwa -- 105" C verwenden 

 latit. Die Anderung des Volumens pro i" Tempe- 

 raturerniedrigung nimmt allerdings mit abnehmen- 

 der Temperatur merklich ab, so dafi solche Thermo- 

 meter, wenn die Gradteilung von Null ab nach 

 oben und unten in gleicher Grofie abgetragen ist, 

 bei etwa 50 schon einige Grade zu wenig an- 

 zeigen gegeniiber dem Gasthermometer. 



Aufier Alkohol scheinen von den bei gewohn- 

 licher Temperatur fliissigen Verbinclungen nur noch 

 einige organische Substanzen unter - 100" < 

 fliissig zu bleiben. Aber auch diese werden bis 

 zu etwa 130 C hin starr oder bilden gallertige 



