422 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. IV. Mr. 27 



Massen von nur geringer Beweglichkeit mit Aus- 

 nahme einer einzigen, von Kohlrausch gefundenen 

 Substanz, des sog. Petrolather, der, geeignct 

 prapariert, noch bei 190" C fliissig bleibt und 

 sich deshalb zur Messung dieser extrem tiefen 

 Temperaturen benutzen lafit. Die Erstarrungs- 

 punkte einiger bekannter, tief schmelzender Ver- 

 binclungen sind z. B. 



Toluol - 102,0" C 



Schwefelkohlenstoff -- 112,8" 

 Ather - 1 17,6" 



Bromathyl - 129,5" 



Der verwendbare Petrolather, ein Gemisch von 

 Kohlenwasserstoften, sieclet bei etwa 2O U und wird 

 durch fraktionierte Destination aus dem bei 33 

 siedenden kauflichen Produkt gewonnen. Da der- 

 selbe keine einheitliche Substanz ist und an der 

 Luft besonders durch Aufnahme von Feuchtigkeit 

 leicht Veranderungen erleidet, mufi jedes Thermo- 

 meter vor seiner Verwendung mit dem Luftthermo- 

 meter geaicht werden. Im allgemeinen gehorcht 

 die Volumenanderung eines Destillats der experi- 

 mentell gefundenen Gleichung V = v (1 ( i -\- 0,00146 1 

 -j- 0,0000016 1 2 ), woraus zu entnehmen ist, dafi 

 die Lange eines Grades mit sinkender Temperatur 

 kieiner wird, und zwar bei 80 um etwa i8/ u 

 und bei - - 190" um 43% gegenuber der Grad- 

 lange in der Nahe des Eispunktes. Charakteristisch 

 ist fur den Petrolather der grofie Wert des Aus- 

 dehnungskoeffizienten , der etwa 3 / 3 von dem- 

 jenigen der Gase betragt, wahrend er beispiels- 

 weise fiir Ouecksilber Vao desselben ist. 



Auch A my 1 en Trimethylathylen - ist 

 bei 1 88" noch nicht vollig Starr, aber doch viel 

 barter schon als Petrolather. 



Zu den Flussigkeitsthermometern seien noch 

 die sogenannten Warmespannungsmesser oder 

 Thalpotasimeter gerechnet, welche die Spann- 

 kraft von eingeschlossenen Ather- oder Queck- 

 silberdampfen messen und an einer direkt in 

 Celsiusgraden gegebenen Skala die nach den 

 Untersuchungen von Regnault jeder Spannung 

 entsprechende Temperatur abzulesen gestatten. 

 Die Instrumente lassen sich bis -(-750" C ver- 

 wenden. 



Endlich mag noch erwahnt werden, dafi sich 

 auch die bekannte, der Bestimmung spezifischer 

 Warmen zugrunde liegende Mischungsmethode 

 zur Ermittlung von Temperaturen eignet. Die- 

 selbe kann fiir den praktischen Gebrauch aller- 

 dings nur dann als be<]uem bezeichnet werden, 

 wenn eine dem Mefiinstrument beigegebene Skala 

 direkt die gesuchte Temperatur abzulesen gestattet, 

 ohnc dafi noch Umrechuungen vorzunehmen 

 waren. Das von Siemens konstruierte sog. Wasser- 

 pyrometer geniigt dieser Fordcrung. Es besteht 

 aus einem zylindrischen, gegen Warmeabgabe nach 

 aufien geschtitztcn Gefafi, das eine abgewogene 

 Wassermenge von bckanntrr Temperatur t,, ent- 

 halt. Ein eiserner I lohlzylinder von bekanntem 

 Wasserwert w (Gevvicht spezif. Warrne) wird 

 auf die gesuchte Temperatur t x erhilzt und dann 



in das Wasser geworfen ; die auftretende Mischungs- 

 temperatur sei /. Ist noch der Wasserwert des 

 Gefafies samt Wasser und Thermometer W, so 

 ergibt sich 



W 



tx =*+(-- to), 



was direkt an der Teilung abzulesen ist. Die 

 Methode diirfte sich besonders fur die Ermittlung 

 holier Temperaturen eignen, wenn auf grofie Ge- 

 nauigkeit kein Anspruch erhoben wird. 



c) Metal 1 thermometer. 

 Unter dieser Bezeichnung seien alle diejenigen 

 Instrumente zusammengefafit, welche ihre Angaben 

 auf die Langenausdehnung fester Korper, als wel- 

 che vorzugsweise die Metalle in Betracht kommen, 

 zuriickfuhren. Diesclben sind fiir die praktische 

 Thermometrie von einiger Bedeutung, weil ihr 

 Mefibereich ein aufierst umfassender ist, der bei 

 tiefen Temperaturen keine und bei hohen Tem- 

 peraturen eine nur durch den Schmelzpunkt der 

 benutzten Substanz bestimmte Beschrankung er- 

 fahrt. Um einwandsfreie Resultate zu crhalten, 

 miissen solche Thermometer notvvendig mit einem 

 Luftthermometcr geaicht werden, da nicht nur 

 die Ausdehnung der festen Korper von der ein- 

 fachen Proportionalitat mit der Temperatur merk- 

 lich abweicht, sondern auch deshalb, weil die zur 

 Angabe der nicht unmittelbar abzulesenden, aufierst 

 kleinen Langenunterschiede und daher auch der 

 Temperatur an alien Instrumenten anzubringenden 

 mechanischen Vorrichtungen eine einfache I'm- 

 rechnune in den meisten Fallen verhindern. 



-\irid. 



Kl. 



fi H>O '2 Ofl 300 



I''ig- 3- 



Die beistchcnde P"ig. 3 gibt graphisch aufge- 

 zeichnct die Abhangigkeit der Langenanderung 

 der Langeneinheit verschiedener Substanzen von 

 der Temperatur an. Man erkennt eine kleine Zu- 

 nalime des Ausdehnungskoeffizienten mil steigen- 

 der '1'emperatur. Besonders grotf ist die Langen- 



