Einschliefslich der Zeitschrift ,,DlC Nettll!"" (Halle a. S.) seit i. April 1902. 



Organ der Deutschen Gesellschaft fur volkstiimliehe Naturkunde in Berlin. 



Redaktion : Professor Dr. H. Potonie und Oberlehrer Dr. F. Koerber 

 in Grofs-Lichterfelde-West bei Berlin, 



Verlag von Gustav Fischer in Jena. 



Nene Folge IV. Band; 

 der ganzen Reihe XX. Band. 



Sonntag, den 9. Juli 1905. 



Nr. 28. 



Abonnement: Man abonniert bei alien Huchhandlungen 

 und Postanstalten, wie bei der Expedition. Der 

 Halbjahrspreis ist M. 4. . Bringegeld bei der Post 

 15 Pfg. extra. 



Inserate: Die zweigespaltene I'etitzeile 50 Pfg. Bei 



groiieren Auftragen entsprcchender Rabatt. Beilagen nach 



t'Tbereinkunft. Inseratenannahme durch die Verlags- 

 handlung. 



Die Messung tiefer und hoher Temperaturen. 



TNachdruck verboten.] 



Yon Dr. A. Becker in Kiel. 



2. Elektrische Methoden. 



Bei der groGen Scharfe und Einfachheit der 

 elektrischen Mefimethoden haben die hier mitzu- 

 teilenden Verfahren bedeutende Vorteile; dieselben 

 erscheinen fur alle Temperaturmessungen von den 

 tiefsten, erreichbaren Temperaturen bis zur hellen 

 Weifiglut bei etwa 1600" C nahezu von alien 

 bekannten Methoden am geeignetsten und be- 

 quemsten, wenn nur ein Instrument zur Angabe 

 sehr schwacher elektrischer Strome zur Verfiigung 

 steht. 



a) Widerstandsthermometer. 



Der elektrische Widerstand von Metallen nirnmt 

 mit wachsender Temperatur zu und mit sinkender 

 Temperatur ab, am starksten bei reinen Metallen, 

 insbesondere Eisen, Nickel, reinem Platin. Ist dann 

 ftir ein bestimmtes Drahtstiick aus einem solchen 

 Metall der Widerstand bei o und der sog. Tem- 

 peraturkoeffizient, d. h. die relative Widerstands- 

 anderung ftir i" bekannt, so fiihrt die fiir eine be- 

 liebige Temperatur ausgefiihrte Bestimmung des 

 Widerstands ohne weiteres zur Kenntnis dieser 



(Schlufl.) 



Temperatur. Zu solchen Messungen eignen sich 

 wegen ihrer nahezu volligen Unveranderlichkeit 

 besonders Platindrahte von einigen Zentimetern 

 Lange und variabler Dicke, die auf ein Glimmer- 

 kreuz gewickelt in den zu untersuchenden Raum 

 gebracht werden. Als Zuleitungen werden vorteil- 

 haft ebenfalls Platindrahte von grofierer Dicke be- 

 nutzt, soweit sie noch mitbeeinflufit werden. Da 

 Flammengase den Widerstand dauernd andern, 

 miissen die Zuleitungen durch glasierte Porzellan- 

 rohren geschutzt werden. Die Messung der Platin- 

 widerstande kann nacli verschiedenen Methoden 

 ausgefuhrt werden, entweder durch Kompensation 

 gegen einen bekannten Manganinwiderstand in der 

 Wheatstone'schen Briicke oder durch Vergleich 

 mit einern variablenWiderstand mit dem Differential- 

 galvanometer. Die dazu verwendeten Strome 

 sollen nur wenige Milliampere betragen, damit sie 

 selbst den Draht unbeeinflufit lassen. Wird Wechsel- 

 strom benutzt, so ist der Mefidraht bifilar zu 

 wickeln. 



Die Empfindlichkeit der Angaben solcher In- 

 strumente hangt bei gegebener Drahtlange wesent- 

 lich ab von dessen Dicke. Bei aufierst diinnen 



