434 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. IV. Nr. 28 



Drahten lassen sich noch Widerstandsanderungen 

 nachweisen, die etwa einem Zehnmillionstel eines 

 Celsiusgrades entsprechen. Dafi aber solche Emp- 

 findlichkeiten nur fur die subtilsten Untersuchungen 

 erwiinscht sein konnen und nur kleinste Variationen 

 von Temperaturen zu messen gestatten, ist be- 

 greiflich (Bolometer). Fiir die von uns in Be- 

 tracht gezogenen Zwecke der Messung extremer 

 Temperaturvverte sind Drahte von etwa 0,1 mm 

 Dicke an bei ca. 6 cm Lange gut brauchbar; der 

 Widerstand derselben bei o" ist der Grofienord- 

 nung nach einige Ohm und erleidet noch eine 

 Spannungsanderung von I Mikrovolt bei einer 

 Temperaturanderung von 0,05. Da i Mikrovolt, 

 d- i- TUTSTSTFTiTF Volt, noch mit feinen Instrumental 

 mefibar ist, kann die erreichte Feinheit der Messung 

 als vorziiglich bezeichnet werden. Es empfiehlt 

 sich , solche Drahte besonders fur die Messung 

 sehr tiefer Temperaturen zu verwenden, cla sie bei 

 hohen Temperaturen leicht Veranderungen unter- 

 worfen sind. Der Vergleich der Resultate mit den 

 Angaben des Wasserstoffthermometers ergibt fiir 

 Platin die Gesetzmafiigkeit 



W = W ( I -|- 0,0038241 0,000000862 t- ). 



W,, stellt den Widerstand bei o" und VV denjenigen 

 bei t" dar. Die Beziehung gilt mit volliger Uber- 

 einstimmung von mindestens 78 bis -j- 500" C. 

 Bei etwa - 190" zeigt der Widerstand gegen- 

 tiber den Angaben der Formel etwa 2" LJnter- 

 schied ; bei noch tieferer Temperatur sind die Ab- 

 weichungen wohl noch betrachtlicher, da sich aus 

 obigem fiir t = - 239" bis 247" C der Wider- 

 stand als Null ergeben wiirde. 



Zur Bestimmung kleinerer Temperaturintervalle 

 kann der Widerstand als lineare Funktion der 

 Temperatur angesehen werden. 



b ) Thermoelement e. 



Lotet man zwei gleichlange Drahte verschiedener 

 Metalle, z. B. Eisen- und Konstantandrahte mit 

 2 Enden zusammen und erwarmt die Lotstelle, 

 wahrend die Verbindungsstellen der beiden anderen 

 Enden mit den kupfernen Zuleitungsdrahten auf 

 konstanter Temperatur, etwa O", gehalten werden, 

 so wird ein elektrischer Strom erzeugt, dessen 

 Spannung eine Funktion der Temperatur ist. Be- 

 nutzt wird also zur Messung die durch Temperatur- 

 differenz an den Kontaktstellen zweier Metalle auf- 

 tretende elektromotorische Kraft. Die letztere 

 wird gemessen, indern man die Enden der Kupfer- 

 drahte mit einem emptindlichen Galvanometer ver- 

 bindet. 



Wahrend die friiheren Temperaturmessungen 

 mit soli-lien Instrumeiiten nur auf etwa in" ;n genau 

 waren, sind die heutigen Abweichungen der mit 

 besonders reincn Metallen hergestellten hlcmente 

 von den Angaben der ( lasthermometer weit ge- 

 ringer als i ";',,. l>ic nur von der Wahl clcr Sub- 

 stanzen abhangcnde Emptindlichkeit , d. h. die 

 Grofie der fiir i" Temperaturdifferenz zu erwarten- 

 di-n elektromotorischen Kraft in Mikrovolt ist fiir 

 die "i I M ,iin lilirhcn Thci nn n-lemenle die folgende : 



Wismut , Antimon 100 



Konstantan Eisen 53 



Konstantan / Kupfer 40 



Nickel Eisen 32 



Neusilber Eisen 25 



Platin Eisen 1 7 



5"u Plat. Irid. Palladium i 2jj 



I0"/ Plat. Irid. Platin 10 



Wahrend danach die Metalle der ersten Reihen 

 mit Vorteil zur Messung mittlerer oder tiefer Tem- 

 peraturen benutzt werden , eignen sich fiir sehr 

 hohe Temperaturen am besten die Platinelemente, 

 da sie sich vor allem durch grofie Bestandigkeit 

 auszeichnen, wenn auch ihre Empfindlichkeit eine 

 bedeutend geringere ist. Platindraht ist zwar iiber. 

 1000" nicht mehr sehr bestandig, noch unbestan- 

 diger ist Palladium , wahrend Legierungen von 

 Platin mit Rhodium sich sehr vorteilhaft erwiesen 

 haben, so dafi der Gedanke nahe lag, Thermo- 

 elemente fiir den Gebrauch in den hohen Tem- 

 peraturen von 1000 ab lediglich aus verschiedenen 

 Platin-Rhodiumlegierungen herzustellen. Leider 

 sind dieselben aber wegen ihrer sehr geringen 

 Empfindlichkeit fiir den allgemeinen Gebrauch nicht 

 zu empfehlen. Da sich aufierdem die Legierungen 

 von Platin mit Palladium, Iridium oder Ruthenium 

 in thermoelektrischer Beziehung kaum voni Platin- 

 Rhodium unterscheiden, so ist die Notwendigkeit 

 nicht zu umgehen, als den einen der beiden er- 

 forderlichen Drahte Platin zu verwenden. Es 

 empfiehlt sich dann, solche Elemente nicht unter- 

 halb - 1- 250" zu benutzen wegen der mit der 

 Temperatur stark abnehmenden Empfindlichkeit 

 derselben. Da die letztere ferner durch Heizgase 

 merklich verandert werden kann, miissen die Zu- 

 leitungsdrahte durch Porzellan geschiitzt werden, 

 wie z. B. die F'ig. 4 zeigt. Man isoliert elektrisch 



ihirrh ein iiber den einen Drain geschobenes un- 

 glasiertes Porzellan- oder Tonrohr und gegen 

 Flammengase durch ein iiber da.sGanze geschobenes 

 glasiertes Porzellanrohr, das selbst mit Asbest um- 

 gebfii in einer weiteren Eisenrohre steckt. 



Die notwendige Eichung geschieht mit dem 

 Stickstoflthermometer, am einfachsten, indcm man 

 die Lotstelle in das Luftgefaij einschmil/.t. Die 

 Abhangigkeit der Thermokraft e in Mikrovolt von 



