N. F. IV. Mr. 28 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



439 



einer spiegelnden Halbkugel setzt. Ob auch olme 

 dies cine Lichtquelle als schwarze betrachtet wer- 

 den kann oder nicht, ergibt sich daraus, ob ihre 

 Energiekurve ihrer Gestalt nach sich erheblich von 

 dci des schwarzen Korpers unterscheidet oder nicht. 

 Der grofie Vorteil, den in alien Fallen die optischen 

 Yerfahren den friihcr mitgeteilten gcgeniiber be- 

 sitzen, beruht darauf, dafi sie von der ^Constitution 

 des Mefiapparates vollig unabhangig sind, dafi die 

 Warmequelle nicht durch Einfuhren des Ictzteren 

 in dieselbe beeinflufit wird und dafi wir auch 

 Tcmperaturen von solchen Korpern ermitteln 

 konnen, welche selbst uns unzuganglich sind wie 

 alle aufierirdischen Lichtquellen. 



Zum Schlusse dieses Kapitels moge noch im 

 Anschlufi an die eingangs dieser Arbeit gemachten 

 Bemerkungen iiber die absolute Temperaturskala 

 darauf hingewiesen werden, dafi auch die auf dem 

 Gebiete der Strahlung gefundenen Gesetzmafiig- 

 keiten zu einer neuen sog. strahlungstheorctischen 

 Skala fu'hren. Dieselbe wird dadurch mit der 

 warmetheoretischen identifiziert, dafi man festsetzt, 

 dafi die in i ccm schwarzer Strahlung von der 

 absoluten Temperatur i" enthaltene Encrgie 7,06 

 [ IO~ 15 Erg betrage. 



Z u s a m m e n f a s s u n g. 



Mil Riicksicht auf die Hohe der zu messenden 

 Temperaturgrade lassen sich die im vorstehenden 

 mitgeteilten Methoden und Instrumente in folgen- 

 der Weise verwenden : 



darbietet, d. h. welchcr Art die betrachtete Warme- 

 quelle ist. Fassen wir noch kurz diesen I'unkt 

 ins Auge, so mufi zunachst crwahnt werden, dafi 

 die samtlichen Messungen mit Ausnahme der 

 optischen sicli grunden auf einen Zustand des 

 Temperaturgleichgewichts zwischen mcssendem 

 und dem zu messenden Korper. Es wird der 

 erstere bei der Beruhrung mit dem zweiten in 

 alien Fallen entweder Warme aufnehmen oder 

 solche abgeben und dadurch den urspriinglichen 

 Warmezustand der Warmequclle veranclern. Wir 

 setzcn deshalb bei alien Messungen vor allem 

 voraus, dafi die Warmequelle eine so grofie Warme- 

 menge enthalte oder dafi ihr abgegebene Warme 

 so rasch zugefiihrt werde, dafi die erwahnte Ver- 

 anderung verschwindet. Ware dies nicht der Fall, 

 so wiirde nur nocli das Wasserpyrometer richtige 

 Resultate liefern konnen. Es ist zu beriicksichtigen, 

 dafi die Warmeabgabe an das MeSinstrument 

 nicht nur einc einmalige, durch die Warmekapazitat 

 desselben begrenzte sein niufi, sondern es kann 

 dieselbe eine dauernde werden in alien den Fallen, 

 wo das Instrument durch Ausstrahlung oder, was 

 meist der Fall ist, durch I.eitung Warme nach 

 aufien fiihrt. Die dadurch moglichen Fehler wer- 

 den zwar fast immer dann climiniert sein, wenn 

 die Moglichkeit der Warmeableitung beschrankt 

 und die Temperaturdifferenz zwischen Warmequelle 

 und Umgebung nicht zu grofi ist. 



Besondere Fehlerquellen machen sich fuhlbar 

 bei alien Vcrsuchen, die Temperatur von Flam- 



Heliumthermometer *) innerhalb 



Widerstandsthermometer *) 



Thermoelemente *) 



Wasserstoffthermometer *) 



Stickstoffthermometer *) 



Petrolatherthermometer *) 



Alkoholthermometer 



Ouecksilberthermometer *) 



Wasserpyrometer ca. 



Ouecksilbertherm. mit Kohlensauredruck 



Ouecksilberthalpotasimeter ,, 



Graphitpyrometer 



Optische Methoden *) 



Die angegebenen Grenzen sind natiirlich immer 

 etwas variabel zu denken, da dieselben von der 

 jeweiligen Beschaffenheit des Mefiinstruments ab- 

 hangen werden. Die vorteilliaftesten und exakte- 

 sten Methoden sind mit *) bezeichnet. Es mag 

 noch erwahnt werden, dafi die Zusammenstellung 

 bei der enormen Zahl von Mefimoglichkeiten 

 nicht samtliche bekannten Instrumente enthalten 

 kann; es wird aber bei der Unwichtigkeit man- 

 cher Methoden vollstandig geniigen, hier alle 

 wichtigeren behandelt zu finden. 



Unsere Erwagungen liefien sich bis jetzt nahezu 

 ausschliefilich leiten von der Betrachtung der 

 Hohe der zu messenden Temperatur, ohne dafi 

 dabei Wert gelegt worden ware auf die Art und 

 Weise , wie diese Temperatur sich der Messung 



men mit anderen als optischen Mitteln zu be- 

 stimmen , indem zu den socben erwahnten Mog- 

 lichkeiten noch hinzukommt, dafi durch Einfuhren 

 von MeSinstrumenten der WaTnestrom oft gestaut 

 und dadurch die Temperatur von Punkt zu Punkt 

 variabel werden kann. Es ist allgemein bekannt, 

 dafi ein dicker Mctalldraht in einer Flamme be- 

 standig bleiben kann, wahrend ein du'nner Draht 

 aus derselben Substanz schmilzt. Schlusse auf die 

 Temperatur daraus zu ziehen, ware also illusorisch. 

 Von grofiter Wichtigkeit war daher das Einsetzen 

 optischer Verfahren da, wo uns die alteren Me- 

 thoden kaum richtig fiihrcn konnten. Immerhin 

 mufi aber auch jetzt noch bctont werden, dafi wir 

 nur imstande sind, Temperaturen von solchen 

 Flammen 7,11 bestimmen, in denen wir mit Sicher- 



