S88 BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD ESPANOLA 



metros ho suele pasar de los 4 segundos, aua en la porci6n prin- 

 cipal de sus sismogramas. Convieue, pues, diferendar unos mo- 

 vimientos de otros, aumentando mas los favorables que los ad- 

 versos^ para que asi resalten aquellos. 



Esto se conseguiria adoptando un periodo pendular favorable, 

 de acuerdo con la formula de Wiechert, aplicable a los pendulos 



sin amortiguamiento: A v = - -^ , en la cual A v representa 



7 * 

 * 



el aumento verdadero que tiene en el grafico el movimiento re- 

 gistrado; cr/ el aumeiito del pendulo para movimientos de ritmo 

 muy rapido (relacion entre los brazos de las palancas multiplica- 

 doras, etc.); y t y T , respectivamente, el periodo del movimiento 

 que analizamos y el propio del pendulo. 



El periodo mas conveniente hubiera sido 3 a 4 segundos, co- 

 rrespondientes & una longitud peudular de 2 V a 4 metros. Te- 

 nia empero dos inconvenientes: por una parte resultaba un poco 

 elevado para la mayoria de los sismos espanoles, y por otra par- 

 te exigia una masa mas considerable que la que teniamos a nues- 

 tra disposicion, si queriamos probar a pasar de las 300 veces de 

 aumento y llegar siquiera a las 400. Asi, por via de ensayo, nos 

 contentamos con una longitud pendular de un metro, 6 sea con 2 

 segundos de periodo, la que exigia una masa de 135 a 240 kilo- 

 gramos con los aumentos ya citados, para una fuerza de restitu- 

 tion de miligramo y medio por cada milimetro de desviacion en 

 las bandas, fuerza muy suflciente para que un buen pendulo tra- 

 baje en condicioues aceptables, pero que, en general, no couviene 

 disminuir. 



En cuanto a la disposicion de las palancas multiplicadoras y 

 otros puntos importantes, nos vimos obligados d apartarnos por 

 complete de los demas sismografos verticales de gran aumento 

 que conocemos, como son los microsismografos Viceutini, hoy 

 tan extendidos, los Agamennone y el Wiechert de 17 toneladas 

 del Instituto de Fisica de Gotinga. 



El Vicentini, aparte de su defecto capital, que consiste en ser 

 sus agujas flexibles y la presitin de estas sobre las bandas varia- 

 ble, nula 6 demasiado debil a veces, y en cuyo caso se pierden 

 los graficos 6 muy fuerte y el instrumento pierde su sensibilidad, 

 presenta considerables roces en sus conexiones y necesita una 

 gran fuerza de restituci6n si ha de funcionar medianamente. 



