298 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VI. Nr. 19 



das Sternspektrum mit dem Sonnenspektrum zur 

 Deckung kommt. Der Unterschied dieser beiden 

 Kinstellungen gibt einen Wert fiir die Geschwin- 

 digkeit des Sterns in bezug auf die Sonne. Die 

 Beobachtung wird natiirlich so oft an verschie- 

 denen Stellen des Spektrums wiederholt, als die 

 Deutlichkeit der abgebildeten Linien vorteilhaft 

 erscheinen lafit. Die ganze Messung, sowie be- 

 sonders auch die dazu gehorige Reduktionsrech- 

 nung ist aufierst einfach, so dafi die voile Behand- 

 lung eines Sternspektrums, an der friiher viele 

 Tage gearbeitet vverden mufite, jetzt binnen zweier 

 Stunden erledigt werden kann. Dabei ist das Er- 

 gebnis, namlich die ermittelte Geschwindigkeit des 

 Sterns in der Gesichtslinie, erheblich genauer, als 

 wenn es nach dem alteren Verfahren gefunden 

 ware, da alle Fehler, die bei letzterem durch un- 

 richtige Annahmen iaber die Wellenlangen von 

 Linien entstehen konnen, ausgeschlossen sind. Der 

 wahrscheinliche Fehler einer Geschwindigkeitsbe- 

 stimmung, der friiher mindestens 0,25 km betrug, 

 wird durch den Spektrokomparator auf o, i km 

 reduziert, gewifi ein sehr erfreulicher und achtungs- 

 werter Fortschritt. Kbr. 



Das Zeiss'sche Epidiaskop r ) ist 

 in erster Linie zur Projektion horizon- 

 tal liegender Objekte mit auffallen- 

 dem Licht und durchsichtiger oder 

 wenigstens durchscheinender Objekte 

 mit durchfallendem Licht bestimmt. 

 Neuerdings kann es auf Wunsch so 

 eingerichtet werden, dafi auch senk- 

 recht stehende Objekte mit auffallen- 

 dem Licht projiziert werden konnen. 

 Das Epidiaskop zeichnet sich durch 

 folgende Vorziige aus: 



1. Der Form und GroSe der 

 zu projizierenden Objekte 

 sind nur geringe Grcnzen 

 gezogen. 



2. Die Beleuchtung mit auf- 

 fallendem Licht ist eine sehr 

 vollkpmmene. 



3. Der Ubergang von der Pro- 

 jektion mit auffallendem 

 Licht zu der mit durchfallen- 

 dem ist rasch und bequem 

 zu vollziehen. 



4. Der Apparat lafit sich sehr 

 leicht so einrichten, dafi man 

 schrag nach oben projizieren 

 kann. 



5. Die einzelnen Teile des Apparats 



Fiir durchfallendes Licht kommen besonders 

 in Betracht Diapositive , viele physikalische Er- 

 scheinungen usw. ; fiir auffallendes Licht Abbildun- 

 gen (auch in Biichern), Zeichnungen , kleine Mo- 

 delle, physikalische Apparate, kleine Pflanzen und 

 Tiere oder Teile von grofieren usw. 



Als Lichtquelle dient ein Scheinwerfer fiir 30 

 Amp. oder 50 Amp. 



Die Vergrofierung kann innerhalb ziemlich 

 weiter Grenzen durch Verandern des Abstands 

 zwischen Apparat und Schirm geandert werden. 

 Um dies beijuem zu ermoglichen, lauft der Apparat 

 auf 4 Rollen. 



Wird der Apparat mit dem kleinen Schein- 

 werfer (fiir 30 Amp.) ausgestattet , so ist - - als 

 ( )bjekt eine Druckschrift oder eine schwarze 

 Zeichnung auf weifiem Grund vorausgesetzt - 

 eine ca. 9 malige Vergrofierung eines gleichmafiig 

 beleuchteten P'eldes von 22 cm Durchmesser mog- 

 lich. Ist das abzubildende Objekt kleiner, so kann 

 man durch Verstellen des Reflektors die Beleuch- 

 tung auf eine kleinere Flache beschranken, zu- 

 gleich aber ihre Starke soweit steigern, dafi eine 

 ca. 25 fache Vergrofierung statthaft ist. Die inten- 

 sivste Beleuchtung ist dann erreicht, wenn der 

 gleichmafiig beleuchtete Teil des Objekts einen 



sind 



gut gegen Staub und unbefugte Benutzung 

 geschiitzt. 



') Infolge einiger Anfragen iiber das Epidiaskop aus dem 

 Leserkreise geben wir in ( >bigem eine lieschreibung des 

 Apparates, indem wir bemerken, daB eine unsererseits vorge- 

 nommene praktische Probe mit dem Apparat sehr gut ausge- 

 fallen ist. -- Red. 



Fig. I. Aufiere Ansicht des Epidiaskn|is. 



Durchmesser von ca. 8 cm hat. Das Objektiv 

 des Epidiaskops wird in der Regel so gewahlt, 

 dafi es die 9 fache Vergrofierung bei einem Ab- 

 stand des Schirms von ca. 2 1 / 2 m, die 25 fache bei 

 einem Abstand von etwa 6 l j. 2 m liefert. Die 

 Schirmabstande sind dabei vom Objektiv aus ge- 

 messen. 



Wird der Apparat mit einem grofieren Schein- 



