N. F. VI. Nr. 19 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



299 



werfer (fur 50 Amp.) ausgestattet , so sind ent- 

 sprechend starkere VergroSerungen verwendbar. 

 Statt einer ca. 9 25 fachen ist eine ca. 14 37 fache 

 VergroBerung zulassig. Der entsprechende Schirm- 

 abstand des Apparats ist 3 s / 4 

 bis 9" ._, m. 



Eine allgemeine Ubersicht 

 iiber die Wirkungsweise des 

 Apparats geben die Figuren 2 

 und 3. 



Figur 2 zeigt die Anordnung 

 bei auffallendem Licht (episko- 

 pische Projektion). 



Das von dem Krater der 

 positiven Kohle ausgestrahlte 

 Licht fallt auf den parabolischen 

 Spiegel des Scheinwerfers. Die- 

 ser reflektiert es in Gestalt eines 

 etwa zylindrischen Biindels. 

 Das Strahlenbiindcl passiert das 

 zur Absorption der Warme- 

 strahlen eingeschaltete , mit 

 Wasser gefiillte Kiihlgefafi, 

 trifft auf den Spiegel I und 

 wird von diesem schrag nach 

 unten durch die Blende hin- 

 durch auf das unmittelbar da- 

 runter liegende Objekt gewor- 

 fen. Von dem Objekt wird ein 

 Teil des Lichts diffus nach oben 

 zuriickgeworfen. Von diesem 

 zuruckgevvorfenen Licht gelan- 

 gen nur solche Strahlen, die 

 ganz in dem durch die punk- 

 tierten Linien eingeschlossenen 

 Raum verlaufen , in das Ob- 

 jektiv. Der aus dem Objektiv 

 nach oben austretende Licht- 

 kegel trifft auf den Umkehr- 

 spiegel Sp und wird von die- 

 sem auf den Schirm geworfen. 



Figur 3 gibt die Anordnung 

 bei durchfallendem Licht (dias- 

 kopische Projektion). 



Der Spiegel I ist hier weg- 

 geklappt, das Strahlenbiindel 

 geht daher weiter bis zum 

 Spiegel II , wird von diesem 

 schrag nach unten auf den 

 Spiegel III und von diesem 

 senkrecht nach oben geworfen. 

 Dort trifft es unterhalb des 

 Objekttisches die Sammellinse. 

 Diese vereinigt die Strahlen, 

 nachdem sie das abzubildende 

 Objekt durchsetzt haben, in der 

 Nahe des Objektivs zu einem 

 verkleinerten Bild des Schein- 

 werfer-Reflektors. Die aus dem 

 Objektiv austretenden Strahlen 

 treffen dann auf den Umkehr- 

 spiegel, der auf dieser Figur mit 



einer Stellvorrichtung versehen dargestellt ist. Die 

 Einstellung des Spiegels ist hier so angenommen, 

 dafi das Bild schrag nach oben projiziert wird. 

 Zur Absorption der Warme ist in dem mitt- 



Sp 



Durchschnitt des Epidiasbops. Strahlengang bei auffallendem Licht. 



Fig. 3. Durchschnitt des Epidiaskops. Strablengang bei durchfallendem Licht. 



