364 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VI. Nr. 23 



als die Zeitermiulung verlangt, so lafit es sich 

 diesem besonderen Zvvecke entsprechend anpassen 

 und ganz wesentlich vereinfachen, resp. verbilligen. 



Ein solches, ausschlietflich der Zeitbestimmung 

 mil Hilfe korrespondierender Sonnenhohen dienen- 

 des, recht brauchbares Instrument ist nun das sog. 

 Chronodeik, das nach den Angaben von Dr. 

 J. Palisa zurzeit von der Firma R. und A. Rost 

 in VVien (XV, Marzstr. 7) fabriziert und zu dem 

 niedrigen Preise von 130 Kronen geliefert wird. 



Unsere Abbildung dieses Instruments (Fig. i) 

 zeigt ein schrag nach abwarts gerichtetes Fern- 

 rohr, das um eine mil Hilfe der Fufischrauben 

 und zvveier Libellen vertikal zu orientierende 

 Achse gedreht werden kann. Die am unteren 

 Ende des Rohres sichtbare Schraube dient dazu, 

 einem hier im Inneren angebrachten Spiegel ver- 

 schiedene Neigung erteilen zu konnen, so dafi 

 derselbe das durch einen Spalt des Rohres ein- 

 dringende Sonnenlicht in die Rohrachse reflektiert. 

 Im Brennpunkte des Fernrohrs befindet sich 

 ein mit drei oder fiinf horizontalen und zwei ver- 

 tikalen, eingeritzten Linien versehenes Glas- 

 plattchen. Bei der Beobachtung sind nun zunachst 

 am Vormittage die Zeiten zu notieren, an welchen 

 der obere und untere Sonnenrand iiber die Hori- 

 zontallinien hinwegschreitet. Ohne da8 der 

 Spiegel im geringsten verstellt wird, wartet man 

 dann den Zeitpunkt ab, zu welchem des Nach- 

 mittags die Sonne durch Drehung des Instruments 

 um die Vertikalachse wieder in das Gesichtsfeld 

 gebracht werden kann. Man notiert nun wiederum 

 die Zeiten des Antritts der Sonnenrander an die 

 Horizontallinien und hat dann das arithmetische 

 Mittel aller Antritte nur noch um die sog. Mittags- 

 verbesserung, eine aus beigegebener Tafel zu ent- 

 nehmende, wegen der in der Ekliptik fortschreiten- 

 den Bewegung der Sonne erforderliche Korrektion, 

 zu verbessern, um den wahren Mittag und alsdann 

 mit Hilfe der Zeitgleichung den mittleren Mittag 

 zu finden. Die konstante, nur von der geo- 

 graphischen Lange des Beobachtungsortes ab- 

 hangende Korrektion ,,Mitteleuropaische Zeit minus 

 mittlere Zeit" liefert dann schliefilich den ge- 

 wiinschten Uhrstand, der bei einiger Ubung nur 

 um wenige Sekunden von dem richtigen Werte 

 differiert. 



Einen dem gleichen Z wecke dienenden ,,S o n n e n - 

 spiegel" verfertigt die Firma C. Bamberg in 

 Friedenau bei Berlin fur 1 50 Mk. Wie unsere 

 Durchschnittszeichnung dieses Instruments (Fig. 2) 

 sofort erkennen lafit, ist das Prinzip dieses 

 Apparats genau dasselbe wie beim Chronodeik, 

 nur wird nicht der Spiegel (G) gedreht, sondern 

 dem ganzen Rohre die geeignete Neigung erteilt, 

 indem es um die Achse C drehbar ist und durch 

 die Schraube E festgestellt werden kann. Das 

 Diopter NN dient dabei als Sucher. Das Fern- 

 rohr ist ein Gregory'sches Spiegelteleskop, wodurch 

 eine starkere Vergrofierung als beim Chromodeik 

 erzielt wird, die es ermoglicht, noch etwa eine 

 Stunde vor und nach dem Mittage zu beobachten. 



Eine Beobachtung mit diesem Instrument wird in 

 der Regel die Richtigkeit der Sekunde verbiirgen 

 konnen. 



Uber ein ganz einfaches, als ,,Sonnenrohr" be- 

 zeichnetes Durchgangs- Instrument, das der Me- 

 chaniker G. Halle in Rixdorf bei Berlin (Knesebeck- 

 strafie 145) fur 40 Mk. liefert, berichtet Geh.-Rat 

 Forster im Mai-Heft (1907) der ,,Mitt. der 

 Vereinigung von Freunden der Astronomic und 

 kosm. Physik". Dieses Sonnenrohr enthalt keiner- 

 lei Linsen, sondern bildet die Sonnenscheibe durch 

 eine Lochkamera auf einer mit Fadenkreuz ver- 

 sehenen Glasplatte ab. Das Sonnenbildchen hat 

 3,2 mm Durchmesser und es lafit sich mit einer 

 Genauigkeit von 1 2 Sekunden der Zeitpunkt 

 beobachten, zu welchem das Fadenkreuz das Bild- 

 chen in vier gleiche Quadranten zerteilt. Dieses 

 Instrument erfordert allerdings eine feste Auf- 



Fig. 2. Der Sonnenspiegel. 



stellung auf einer in die Mauerwand eingegipsten, 

 eisernen Stativkonsole und mufi, ehe es zur Zeit- 

 bestimmung dienen kann, mit Hilfe der richtig 

 zeigenden Uhr so justiert werden, dafi das Rohr 

 sich um eine genau horizontale Achse nahezu in 

 der Meridianebene bewegt. Dafiir ist dann nur 

 eine Beobachtung im wahren Mittag zu machen, 

 um die Uhrkorrektion bis auf wenige Sekunden 

 genau zu erhalten. Allerdings erfordert die Re- 

 duktion noch das Aufschlagen zweier trigonome- 

 trischer Funktionen, die von der Sonnendeklination 

 abhangen. 



Diesen mehr popularen Instrumenten gegen- 

 iiber beansprucht das gleichfalls nur der Zeit- oder 

 Polhohenbestimmung angepafite ,,Astrolabe" 

 von Claude und Drien court den Rang eines 

 wissenschaftlichen Prazisionsinstruments. Dieses 

 von A. Job in in Paris (rue de 1'Odeon 21) kon- 

 struierte Instrument, das wir in Fig. 3 abgebildet 

 sehen, tragt vor einem horizontal montierten 

 Fernrohr ein Prisma C, dessen Querschnitt ein 



