436 



Naturwissenschaftliche Wocheiischrift. 



N. I''. VI. Nr. 28 



Derartige Widerstandsofen, besonderssolche mit 

 Platinwiderstand, sind hcute als Rohren-, Muffel- und 

 Tiegelofen im I landel und finden namentlich in 

 der Laboratoriumspraxis ausgedchnte Verwendung. 

 Fig. 4 und 5 zeigen cinige der gebrauchlichsten 

 Laboratoriumsofen von Heraus in Hanau. Diese 

 ,,Herausofen" eignen sich fur die verschiedensten 

 Arbeiten, z. B. fiir Schmelzungen, Schmelzpunkts- 

 und Haltepunktsbestimmungen von Metallen und 

 Lcgierungen, Mineralicn, keramischen Produkten 

 u. a. Selbst Reaktionen mit Gasen lassen sich 



ist bei dcm Tiegelofen Fig. 7 zur Anwendung 

 gekommen. ') In einem Ofen (Fig. 8), vvelcher 

 zum Harten von Stahlwerkzeugen dient, konnen 

 selbst im weiSgliihenden Zustand des Chamotte- 

 korpers kalte Stahlstiicke eingebracht werden, 

 ohne dafi dieser zerspringt. 



') Neucrdings wird auch der Heizwiderstand in die als 

 ( >fen diencnden Korpcr aus Charaottc so eingcbcttct, dafi cr 

 von dieser vollig eingeschlossen ist. So wird das I'latin vor 

 Cberhitzung geschiilzt und eine gute Warmcubertragung her- 

 beigefuhrt. 



big. 4. Klcktrisch gchciztcr Horizontalofen mit Flanschen, Rohrstutzen und Pyrometer, daneben Millivoltmeter zum 



Ablesen der Temperatur. 



darin ausftihren, wenn man an die Enden des 

 Erhitzungsrohres I'lanschen ansetzt, die, gut ge- 

 dichtct , mit Rohrstutzen fiir Ab- und Zuleitung 

 des Gases sowie fiir Einfuhrung des Thermo- 

 meters bzw. Thermoelementes versehen sind. 

 (Fig. 4). (Arbeiten im H-strom, im CO.,-strom, im 

 N- strom; Erzeugung von N durch Gliihen von 

 Kupfer im Luftstrom u. a.). Man kann den Ofen 

 durch Drehung um seine Achse horizontal oder 

 vcrtikal stellen, auch lafit er sich durch Aufhangung 

 vermittels Dralitscils, welches durch eine Kurbel 

 verlangcrt und verkur/.t werden kann, hoher und 

 tiefer lagern. 



Bei diesen Herausofen hat sich die Anwendung 

 von Platinfolie statt des Drahtes sehr bewahrt, 

 weil man durch Veranderung ihrer Breitenlage 

 den Ofen fiir verschiedene Stromstarken und 

 Spannungen geeignet machen kann. In der ana- 

 lytischen Praxis hat sich neuerdings der elek- 

 trische Rohrenofen als Verbrennungsofen bei der 

 Elementaranalyse gut bewahrt. Wie Fig. 6 zeigt, 

 sind hier zwei kleinere der eben beschriebenen 

 Ofen nebeneinander angebracht, welche jeder fiir 

 sich zu bedienen sind und durch deren Rohrinneres 



das Verbrennungsrohr hindurchfuhrt. Dasselbe ,,- ig- $ _ E i ektrischer Laboratoriumsofen (..HcrSusofen"), 



Prinzip der Widerstandserhitzung mit Platinfolie drehbar angeordnet. 



