438 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VI. Nr. 28 



gebrauch besteht aus einem durch ein Porzellan- 

 rohr geschiitzten Thermoelement, dessen freie 

 Drahtenden zum Mefiinstrument fiihren. Fiir ge- 

 nauere Messungen, bei denen man auf Zehntelgrade 

 Wert legt, ist die Anwendung des elektrischen 

 Widerstandsthermometers mit Wheatstonescher 

 Briicke erforderlich. 



/6naK Grosse. 



Fig. 9. 



Fiir solche Zwecke, bei denen konstante Tem- 

 peraturen gebraucht werden , haben sich die be- 

 schriebenen elektrischen Widerstandsofen mit Platin- 

 folienwicklung vorziiglich bewahrt. Sie eignen sich 

 dagegen nicht fiir Versuche, bei denen sich grofiere 

 Temperaturschwankungen geltend machen, well 

 in diesem Falle leicht das Heizrohr springt oder 

 auch die Platinfolie Beschadigungen ausgesetzt ist. 



Ihr Vorteil liegt eben darin, daS sie sich auSerst 

 bequem regulieren lassen und dafi die Warme- 

 abgabe fast nur auf den zu heizenden Raum be- 

 schrankt bleibt. Zudem spart man dadurch, dafi 

 die Platinfolie nur eine Starke von '/loon mm 

 besitzt, 5 c des Gewichts an Platin gegeniiber der 

 Anwendung von Draht. Auch ist die direkte Be- 

 riihrung des Metalls mit dem zu heizenden Korper 

 geeignet , infolge giinstiger Warmeiibertragung 

 eine Uberhitzung zu vermeiden. 



Als Material fur dieHeizrohre, auf welche die Folie 

 aufgewickelt ist, kommt meistPorzellan zurVerwen- 

 dung. Geschmolzene Magnesia, obwohl sie einen 



B 



CD 



-3 



o: 

 01 



en 

 fD 



aufierordentlich hohen Schmelzpunkt hat, besitzt 

 demgegeniiber in noch hoherem Mafie wie Hart- 

 porzellan die Eigenschaft bei sehr hohen Tempera- 

 turen elektrolytisch leitend zu werden, und hat sich 

 deshalb nicht bewahrt, weil hierbei das Platin 

 durch Aufnahme von Silicium bald zerstort wird. 

 Die sog. Marquardt'sche Masse der Berliner Por- 

 zellanmanufaktur ist bei Tempera- 

 7^\ turen bis zu 1500" als Rohrmaterial 

 geeignet. Von da ab unterliegt 

 auch sie ahnlichen Angriffen. Man 

 kann zwar fiir ganz kurze Zeit 

 die Temperatur im Herausofen 

 auf 1700 steigern, dabei wird 

 aber das Porzellan vollstandig 

 weich. In der Regel soil man 

 bei starker Beanspruchung, um 

 einer vorzeitigen Abnutzung vor- 

 zubeugen , nicht iiber 1200 hin- 

 ausgehen , weil die Lebensfahig- 

 keit der Platinfolie iiberhaupt bei 

 hohen Temperaturen leidet. 



Seit kurzem stellt die Firma 

 Heraus auch einen Muffelofen her, 

 \velchen Fig. 10 wiedergibt. Hier 

 sind statt der Platinfolie , welche 

 sich nur zur Erhitzung runder 

 Korper eignet, schmale Streifen 

 eines feinmaschigen Platindraht- 

 netzes verwendet, mit dem auch 

 die Hinterwand des Muffelofens 

 bewickelt ist , und welches mit 

 Hilfe einer Glasur fest eingebrannt 

 ist. Auf solche Weise konnen 

 beliebig gestaltete Hohlkorper 

 innig mit der Heizspirale ver- 

 bunden werden. Aufierdem dient 

 ein Golddraht als Sicherung gegen 

 UberlastungdesOfens. Der Muffel- 

 ofen eignet sich fiir Veraschungen 

 und fiir alle moglichen Zwecke des 

 (iliihens. Sein Vorteil besteht in der Gewahr 

 einer gleichmafiigen Temperatur von alien Seiten 

 und darin, dafi im Gegensatz zum Gasofen der Zu- 

 tritt rcduzierender Gase ausgeschlossen ist. Auch 

 kann er zum Abtreiben fiir metallurgische Zwecke, 

 fiir keramische und Emaillierarbeiten sowie im 

 elektrometallurgischen Laboratorium gut verwendet 

 werden. Der mit der Muffel verbundene Schorn- 

 stein dient zum Abzug entstehender Dampfe 

 (Bleidampfe). 



Fiir manche Zwecke, z. B. zur Schmelzpunkts- 

 bestimmung feuerfester keramischer Produkte, 

 geniigen die Temperaturen nicht, welche man im 

 Herausofen konstant erhalten kann. Es ist nicht 

 moglich, in ihm Temperaturen innerhalb 1500 und 

 2000 zu erreichen und die bei solchen Hitzegraden 

 entstehenden chemischen Prozesse zu verfolgen. Bei 

 anderen ArtenderHeizungwiederum.wiebeimKnall- 

 gasgeblase, ist der zu erhitzende Korper der Ein- 

 wirkung reduzierender Gase ausgesetzt, von wel- 

 chem Mifistand ja auch die Lichtbogenerhitzung 



