N. K VI. Mr. 28 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



439 



odcr Erhit7.ung im Kohlcnrohr nicht frci ist. Um 

 ilicsc I lu-lstandc tVniziiliallcii, hat Ncrnst vorgc- 

 schlagen, Iridium als Widerstandserhitzung cinzu- 

 fiihrcn, iK'sscn lioher Schmelzpunkt es gestattet, 

 bis zu 2100" hinaufzugehen. 



Dieser I r i d i u m o f e n besteht im wesentlichen 

 aus einoiii Ruhr von reinem Iridium von ca. 2O cm 

 Lange und 4 cm lichter Weite 

 mid ist von cinem Rolir aus ge- 

 schmolzcner Magnesia umgcbcn. 

 Dieses lagert in einem Chamotte- 

 rohr, das seinerseits wieder in 

 warmeisolierendem Material aus 

 gekornter, geschmolzener Mag- 

 nesia liegt. Infolge des geringen 

 \\'iderstandes des Indiums braucht 

 dieser Ofen einen starken Strom 

 von niedriger Spannung. Es ist 

 z. B. zur Erzielung von 2100 ein 

 Strom von 1200 Ap. bei 5 Volt 

 erforderlich. NaturgemaS kann 

 zur Tcmperaturmessung hier kein 

 gewohnliches Thermoelement die- 

 nen, dessen Anwendung durch 

 den Schmelzpunkt des Platins eine 

 Grenze gesetzt ist. Die fur hohe 

 Hitzegrade iiblichen optischen 

 Methoden der Temperaturmes- 

 sung entbehren aber der Genauig- 

 keit. Heraus benutzt deshalb ein 

 selbstkonstruiertes Thermoele- 

 nient, welches aus Drahten von 

 reinem Iridium und Indium-Ruthe- 

 nium zusammengesetzt ist. Das- 

 selbe geniigt fiir alle Zwecke, fur 

 die der Iridiumofen Verwendung 

 finden kann. Es wurde von der 

 Physikalisch-technischen Reichs- 

 anstalt in der VVeise geeicht, daB 

 es bis zu 1600 mil einem Nor- 

 malelement aus Pt und PtRh ver- 

 glichen wurde. Bei hoheren Tem- 

 peraturen wurde ermittelt , dafi 

 die Thermokraft gleichmlifiig zu- 

 nimmt bis zum Schmelzpunkt 

 des reinen Platins (mit dem Iridium- 

 Rutheniumelement zu 1780" be- 

 stimmt I. Durch Extrapolation 

 wurde dann fiir die Temperaturen 

 oberhalb dieses Punktes die Ther- 

 mokraft festgelegt unter der An- 

 nahme, daB dieselbe bis 2000 

 weiter konstant ansteigt. 



Frohlich benutzt bei seinen 

 Versuchen einen Ofcn, der Calciu mcarbi d als 

 Heizwiderstaad enthalt. Letzterem ist noch Kalk, 

 Magnesia und Tonerde zugesetzt, um ein Springen 

 der Elektroden zu vermeiden und die Leitfahig- 

 kcit herabzusetzen. 



Kine andere Art der Widerstandserhitzung 

 griindet sich auf die Erscheinung, daB gewisse 

 nichtleitende Oxyde, wie die der alkalischen 



und der seltcnen harden, (Gliihkorper in den 

 Nernstlampen) erst in der Gliihhitze leitfahig 

 werden. So schaltet Borchers einen Tiegel aus 

 Magnesia zwischcn zwei Kohlenstabe , welche als 

 Vorwarmwiderstand diencn. Der Ticgcl selbst ist 

 auSerdem noch in gekornte Kohlc cingebettet, 

 durch die der Strom zuerst hindurchgcht. Ist der 



Fig. 10. Elektrisch geheizter Muffelofen mit Vorschaltwiderstand. 



Tiegel durch die hierin entstandene Warme auf 

 helle Rotglut gebracht, so iibernimmt cr selbst die 

 Rolle des Leiters. Naturlich Iai5t sich diese Vor- 

 richtung nur zu Laboratoriumsversuchen mit kleinen 

 Substanzmengen verwenden. Ein neuer Wider- 

 standsofen fiir das Laboratorium, speziell zur 

 Schmelzpunktsbeslimmung von Platin wurde von 

 Hocker beschrieben. Bei ihm ist das Prinzip der 



