Drucker und 8chreiner, Mikrokryoskopische Vcrsuche. 1 1 1; ', 



Wir geben nun einige Resultate wieder und verzeichnen: 



1. Den gelosten Stoff (Stoff). 



2. Die nach unserer Methode gefundenen Gefrierpunktserme- 

 drigungen (J). 



3. Die stets nachtraglich im Beckmann'schen Apparate ge- 

 fundene Depression (J B ), auf 0.01 abgerundet, 



Stoff A J B 



NaCl 0.44 0.45 



CuS0 4 0.32 0.30 



K 2 Cr 2 7 0.34 0.34 



BaCl 2 0.14 0.14 



KMn0 4 0.12 0.11 



NH 4 Br 0.38 0.39 



NH 4 N0 3 0.69 0.70 



ZnS0 4 0.20 0.20 



C 12 H 22 O n 0.14 0.14 



Zn(CH 3 COO) 2 0.62 0.63 



AgN0 3 0.32 0.32 



CO(NH 2 ) 2 0.19 0.19 



Kaninchenblutserum 15 ) 0.58 0.59 



Pferdeblutserum 0.57 0.59 



Die fur einen Versuch notige Zeit wird. wenn der Apparat 

 gebrauchsfertig vorbereitet und der Beobachter eingeiibt 1st, nicht 

 langer sein als etwa eine halbe Stunde. Die fur ein Rohrchen 

 notige Fliissigkeitsmenge betragt ca. 0.005 ccm; begniigt man sich 

 mit der Genauigkeit des vorlaufigen Versuches (S. 102, Anm. 12), so 

 kommt man mit ca. 0.002 ccm aus. 



Wir hoffen, dass die Methode sich fur biologische Zwecke eignet, 

 und werden uns freuen, wenn eine brauchbare Vereinfachung und 

 eine erhohte Genauigkeit von anderer Seite erreicht werden sollte. 

 Unsere eigenen Verbesserungsbestrebungen werden sich zunachst 

 auf Konstruktion eines anderen Thermometers von grofierer Warme- 

 kapazitat sowie auf noch grofiere Langsamkeit der Temperatur- 

 anderung erstrecken. 



Leipzig und Trondhjem, November 1912. 



15) Diese Korperflussigkeiten haben uus die Herren Dr. Gros vom Pharmako- 



logischen und Prof. Schmidt vom Hygienischen Institut Leipzig freundlichst zur 

 Verfiiguug gestellt. Unverandcrtes frisches Blut liisst sich gleichfalls ohne Schwierig- 

 keit untersuchen. 



