0. Amberg, Methode cler Planktonzahlung. 285 



Die Uebertraguug kann auf zwei Arteu gescbebeu. lu das tarierte 

 GefiiR wercleu 1 2 cm 3 Wasser eingegossen. \ 7 om Filterrohr vvird das 

 Lappcbeu losgebunden und das Robr selbst wird mit dem nunmelir 

 frcien Elide uacb uuten in das Messgefafi geschoben, dieses wird einige- 

 male gesclnvenkt, damit das darin euthaltene Wasser das untere Eude 

 des Filterrobres reinwascbe. Diese Operation wird bci beideii Metboden 

 der Uebertraguug augewaudt. Wciter verfabrt man wic folgt: 



1. In das Messglas wird Wasser eingegos.sen bis zur Marke 9cm 3 . 

 Ueber die Oeffuuug wird das Filterliippcbcu gelegt mit der belegten Seite 

 uacb imteu. Daun legt man den Daurneii iibcr das Liippcben und 

 scbuttelt so lauge, bis das Lappcben rein ist. Das Liippcbeu wird 

 unter dem Mikioskop auf Keiubeit geprttft. Man fit! It danu tropfen- 

 weise mit Formalin auf 10 cm 3 auf. 



2. Das Filtercben wird wie obeu uufgelegt and iibcr der Oeffuuug 

 festgebundeu oder mit zwei Fingeru festgebalteu. Mit der freien Hand 

 fasst man die Spritzflascbe und la'sst eiueu kriiftigen Strabl nus der- 

 selbcn aus etwa 20cm Hobe sclib'n senkrecht auf das Filterchen wirkeu. 

 Die Organismeu fallen dauu von diesem in den Grund und auch teil- 

 weise an die Wiinde des MessgefaCes. Ist das La'ppcbeu rein, laut 

 mikr. Priifuug, dauu wird es von der Oeffnuug weggenommeii. An 

 den Waudeu bafteude Planktouten werden mittcls Wasserstrabl in 

 den Grund des Gefaftes befordert imd scblieBlicb wird Wasser uud 

 tro}feuweise Formalin in das MeCglas gegossen bis 10 cm 3 erreicbt siud. 



Bei der ersteii Uebertragungsweisc zerbrecbeu wegeu des Seblittelus 

 die Peridiueeu leicbt, bei Nr. 2 fa lit dieser Febler weg, dagegeu 

 kommen bei nicbtgenau seukrecbtemSiiritzeu viele Organismen an die 

 Wiiude, lassen sicb jedocb leicbt wegwaschen. 



Icb babe bei meiueu Uutersuchungeu den in das tarierte Probc- 

 glascbeu gebracbteu Fang drei Tage steben lassen und babe dauu 

 das Volumen des Planktons abgeleseii, miteingerecbnet das Yolumeu 

 des Auftriebes (WasserblUtealgen), welcber sicb uicbt oder uur teil- 

 weise absetzt. Dieser Auftrieb ist aucb eiue der Ursacben die das 

 Filtriereu uotig macbeu, beim einfacben AbgielJen der Fllissigkeit gebt 

 der oft sebr voluminose Auftrieb verloreu. 



Wolleu wir nun zlililen, so miissen wir von den 10 cm 3 Plankton 

 und Wasser eiueu berausuebmeu mid in die Zahlkammer einfiillen. 

 Die Za'blkammer, wie wir sic benutzeu, ist mit wenigen Modifikatioueu 

 dieselbe, wie sie Sedgwick eingeflibrt and angewandt bat. Auf emeu 

 grolien Objekttrager ist ein Kabinen aus 5 mm breiteu und 1 mm dickem 

 Messiugblecb aufgekittet von den inucrn Dimensiouen 20 X 50 mm. Der 

 Boden der Kanmier ist bei Sedgwick eiugeteilt in mm 2 uud in 

 standard unites (1 stu = 400 ^ 2 ). Wir baben die Eiuteiluug weg- 

 gelassen. Die Zablkammer wird bedeckt mit eiuem dlinnen Objekt- 

 trager, ibre Kapazitiit betriigt genau 1 cm 3 . 



