286 0. Amberg, Methode cler Planktonzahlung. 



Haben wir den Fang 1 in eiue Biirette gebracht, so konneu wir 

 nach leichtern Umschlitteln aus derselben 1 cm 3 ausflieBeu lassen. 

 Habeu wir aber das Plankton in eiu Probegliischeu oder in einen 

 Messzylinder gebracht, so uiiissen wir auders verfahren. Entweder 

 konnen wir nach dem Umschlitteln niit eiuer Pipette eineu cm 3 her- 

 ausnehnieu oder wir verfahreu wie folgt. Das Messglaschen nehineu 

 wir zwischen zwei Finger uud verschlieGeu die Oeffnuug mit dem 

 Daurnen derselben Hand, schweuken das Glas bis in ihm eine ho- 

 mogene Misehuug eutstauden ist, neigen es liber die Ziihlkammer, 

 liiften den Daimieu eineu Augeubliek und lassen eiu kleines Quantum 

 Wasser ausflieCen. Nach dem Fiillen leiten wir mittels einer Nadel 

 die Flllssigkeit in die Eckeu der Kammer imd scbieben heruach das 

 Deckglas flach auf (-- als solches kanu auch ein dlinner Objekttrager 

 figurieren! - -). Durch dieses Verfahren wird allfallig liberschiissiges 

 Wasser weggeschobeu. Befiudet sich weuiger als 1 cm 3 in der Ram- 

 mer, danu entsteheu Luftblasen, welche danu dnrch EingieGeu von 

 mehr Fllissigkeit verdrangt werdeu niusseu 1 ). 



Noch bevor wir die Kammer fallen, moutiereu wir das Mikroskop. 

 Auf dem Tisch bringeu wir eiue Schiebeeinrichtung an, die es erlaubt 

 mittels Schrauben das Objekt von links nach rechts und von vorue 

 uach hinten zu verschieben. Die Schiebeblihue ist nicht absolut uot- 

 notwendig, das Objekt kann auch von Hand langsam verschoben 

 werden. 



Als Okular verwenden wir ein Okularmikrometer, desseu Mess- 

 einlage ersetzt ist durch eine Blecheinlage mit quadratischem Aus- 

 schnitt. Diese Eiulage ist von Rafter in die Zahlinethode eingefiihrt 

 wordeu. Der Ausschnitt deckt sich bei der VergroBeruug Hartnack 

 Obj. 3 Oc. 2 bei ausgezogeuem Tubus mit einem mm 2 des Objekts, 

 unter dem Quadrat befindet sich also ein mm 3 Fllissigkeit mit Plankton. 



Ist das Mikroskop aufgestellt, daun legeu wir die Zahlkammer 

 in die Schiebevorrichtung resp. auf den Tisch uud stellen ein auf die 

 obere Ecke links. Habeu wir die Absicht alle 20 X 50 Quadriitchen 

 zu zahlen, so verschieben wir horizontal und zahlen eine Reihe ab, 

 dann Verschiebung urn 1 mm nach vorne und die zweite Reihe wird 

 abgezahlt u. s. w. Ich habe rnich in der Regel mit 50 Quadriitcheu 

 begnligt und habe diese in der Diagonale des Rechtecks gewahlt aber 

 alle gezahlt, leere wie uberflillte. Die Craster ziihle man uicht, deuu 

 wir faugen ja nie alle und wahreud des Zahleus wechsle man be- 



1) Es empfiehlt sich das Deckglas aus zwei Griinden auf der Unterseite 

 zu befeuchten. Erstens findet dann kein kapillares Eindringen von Fllissigkeit 

 zwischeu den Rahinen und das Deckglas statt, wird also ein Verlust von 

 Fliissigkeit vermieden und zweitens fiudet keine Adhasion von Kammerwasser 

 zum nassen Glas statt und dadurch werdeu Schiebungen in der Fliissigkeit ver- 

 unuib'gliclit. 



